210 K. Hürthle: 



einstimmung ; bei einer Röhrenlänge von 75 cm aber tritt die aut- 

 fallende Erscheinung ein, dass die Schwingungszahl beim Druck 100 

 abnimmt, während sie beim Druck 50 stark in die Höhe geht, so 

 dass also die Schwingungszahl bei der grösseren Elastizitätskonstanten 

 kleiner wird als bei der niederen, was der Theorie widerspricht. 

 Endlich sehen wir, dass bei weiterer Ktirzung der Röhre die 

 Schwingungszahlen beim Druck 50 nur ganz unwesentlich grösser 

 werden , beim Druck 100 sogar zunächst noch abnehmen , um erst 

 bei weiterer Verkürzung nur unwesentlich in die Höhe zu gehen. 

 Wie Tabelle und Kurven zeigen, ist die Differenz zwischen den be- 

 rechneten und beobachteten Schwingungszahlen von der Röhren- 

 länge 75 cm ab eine ganz bedeutende. 



Die Theorie versagt also beim Kapillar manometer 

 von einer gewissen Grenze an vollständig, und es ist kein 

 Zweifel , dass die Abweichungen zwischen Theorie und Experiment 

 mit wachsendem E' noch auffallender werden würden, d. h. wenn 

 die Kapillare K (Fig. 3) von etwa 1 mm lichter Weite durch eine 

 engere ersetzt würde. 



E. Schwiugungsversnche am Grummimanometer mit sehr hoher 

 Elastizitätskonstante. 



Durch das Ergebnis der am Kapillarmanometer angestellten 

 Schwingungsversuche wird man vor die Frage gestellt, ob die be- 

 obachtete Differenz zwischen Theorie und Experiment durch eine 

 Eigentümlichkeit des Kapillarmanometers oder nur dadurch hervor- 

 gerufen ist, dass die Elastizitätskonstante dieses Manometers im 

 Vergleich zu jener der früher benutzten Federmanometer eine sehr 

 hohe ist. Auf die letztere Möglichkeit wird man durch die Tatsache 

 hingewiesen, dass auch beim Federmanometer die beobachteten 

 Schwingungszahlen um so mehr von den theoretisch berechneten ab- 

 weichen, je mehr die Membran verkleinert, die Volumelastizität also 

 erhöht wurde. Zur Entscheidung der Frage habe ich einen Versuch 

 an einem Gummimanometer von sehr hoher Eiastizitätskonstaute in 

 folgender Weise angestellt: 



Das Prüfuugsmanometer wurde mit einer Gummimembran von 

 0,3 mm Dicke in stark (linear fast auf das Doppelte) gespanntem 

 Zustand überzogen und auf die Membran eine Scheibe {A Fig. 1, 

 S. 157) mit nur 3,4 mm Öffnung aufgeschraubt. Die Bewegungen 

 der Membran wurden durch einen Hebel von äusserst geringem 



{ 



