Experimentalkritik der Frank 'sehen Theorie der elast. Manometer. 211 



Träfjheitsmotnent (s. unten) 4,4 fach vergrössert und dessen Aus- 

 schläge wieder optisch vergrössert registriert. Der Heliel bestand 

 aus einem Aluminiumstiftchen von 7 mm Länge, auf welches ein 

 Stückchen Strohhalm von 8 mm Länge gesteckt war, dessen Spitze 

 noch durch ein Glasfädchen um 3 mm verlängert war. Die Achse 

 des Hebels bestand aus einem Stahldraht von 0,2 mm Dicke und 56 mm 

 Länge, welcher auf der Spannvorrichtung des Manometers Fig. Ib 

 (S. 241) befestigt war. In seiner Mitte wurde er durch das am Ende 

 geschlitzte Aluminiumstiftchen umfasst und bei den Bewegungen des 

 Hebels torquiert. Dadurch wurde Schlottern und Reibung in Gelenken 

 vermieden. Die elastische Beanspruchung des Stahldrahtes war aber 

 sehr klein im Vergleich zu der der Gummimembran, so dass der 

 Stahldraht im wesentlichen als Achse diente und das Manometer als 

 Gummimanometer betrachtet werden konnte. Die Bewegungen der 

 Membran wurden auf den Hebel durch ein weiteres Aluminium- 

 stiftchen übertragen, welches unten in einer Platte von 2 mm Durch- 

 messer und oben in einem Querstiftchen endigte, gegen welches der 

 Hebel durch ein ganz dünnes Gummireifchen angedrückt wurde. Die 

 Hebelarme betrugen 13,2 und 3 mm, die mechanische Vergrösserung 

 also 4,4. Die Ausschläge der Hebelspitze wurden durch das Objektiv A 

 68 fach vergrössert registriert. — Die Gesamtvergrösserung der Be- 

 wegung der Grundplatte war daher eine 299,2-, rund 300 fache. 

 Das Gewicht des Hebels betrug 0,0109 g; das des Stiftes mit 

 Grundplatte und Gummiring 0,0136 g. Daraus berechnet sich die 

 reduzierte Masse des Hebels zu höchstens 0,06. 



Vor den Schwingungsversuchen wurde eine Eichung mit Hilfe 

 des Kapillarvolumeters vorgenommen, welche für eine Druck- 

 schwankung um 80 (von 20 — 100) cm Wasser eine Volumänderung 

 von 2,18 cbmm (wesentlich mehr als die berechnete) ergab. Daraus 

 berechnet sich E' zu 36X10^. Der Ausschlag der Hebelspitze 

 (ohne optische Vergrösserung) betrug 0,15 mm für 50 cm Wasser. 



An das Manometer war durch Vermittlung des Revolverhahns 

 eine Röhre von 7,1 mm Durchmesser und 156 cm Länge angesetzt. 

 An das freie Ende derselben war ein kurzes, rechtwinklig umgebogenes 

 Glasröhrchen gleicher Weite durch ein Stück starkwandigen, sehr wenig 

 dehnbaren Kautschukschlauches (zu dem beim Kapillarmanometer 

 S. 208 — 209 angegebenen Zweck) so angesetzt, dass sich die Glas- 

 flächen unmittelbar berührten. Am senkrechten Teil des gebogenen 



Röhrchens war eine Marke derart angebracht, dass die Länge der 



14* 



