214 K- Hürthle: , , 



Einklang mit den Tatsachen ist, so kann die theoretisch berechnete 

 Schwingungszahl bei solchen Instrumenten keinesfalls das Kriterium 

 für ihre Güte bilden. Für die empirisch festgestellten Schwingungs- 

 zahlen müsste aber erst noch der Nachweis erbracht werden, dass 

 sie den Leistungen des Manometers als Wellenzeichner parallel 

 gehen. Damit sind auch die Gründe hinfällig, mit welchen Frank ^) 

 die Unübertreiflichkeit seines „Spiegelmanometers höchster Güte" 

 erwiesen zu haben glaubt. 



F. Schwingungsversnch am Prtifüiigsm<anometer mit der Membran 

 von 7,2 mm nnd einer Znleitungsröhre von 12 mm Durchmesser. 



In den vorhergehenden, in den Abschnitten D und E beschriebenen 

 Versuchen, hat sich die Theorie bei der Erhöhung der Elastizitäts- 

 konstanten als ungültig erwiesen. Da die Wirkung dieser Konstanten 

 in einer Zunahme der Schv^ingungszahlen besteht, so muss man fragen, 

 ob die Theorie nicht auch unter anderen Einflüssen von gleicher Wirkung 

 ihre Gültigkeit verliert. Diese anderen Einflüsse bestehen in einer 

 Verkleinerung der wirksamen Masse, sei es durch Verkürzung der 

 Zuleitungsröhren, sei es durch Vergrösserung ihres Querschnitts. 

 Tatsächlich haben wir schon im ersten Versuch bei der Verkleinerung 

 der wirksamen Masse Unregelmässigkeiten eintreten sehen (s. Fig. 3 

 Taf. II). Ich habe daher den Versuch am Prüfungsmanometer mit 

 einer etwas weiteren Röhre wiederholt. Sie hatte 12 mm Durch- 

 messer im Lichten, war aber nicht genau zylindrisch, sondern war an 

 dem am Manometer befindlichen Ende etwa um 0,2 mm enger und 

 am freien Ende um ebensoviel weiter. Wie in den im Abschnitt B 

 beschriebenen Versuchen war die Röhre so mit dem Manometer- 

 körper verbunden , dass sie die Verlängerung desselben bildete und 

 vertikal stand. Das freie obere Ende war mit einem durchbohrten 

 Gummistöpsel verschlossen. Durch dessen (3ff'nung war eine Glas- 

 röhre von 5 mm Durchmesser gesteckt, welche die Druckschwankungen 

 auf den Flüssigkeitsspiegel übertrug. Die 12 mm-Röhre hatte zu- 

 nächst eine Länge von 162 cm von der Membran des Manometers 

 an gerechnet. Die entsprechenden Höhen der Wassersäulen sind 

 aus der Tabelle XXV zu ersehen. Nachdem die Schwingungsversuche 

 bei dieser Länge angestellt waren, wurde die Röhre dreimal um je 

 20 cm und darauf um je 10 cm bis zur Länge von 12 cm gekürzt und 



1) Frank, Zeitschr. f. Biol. Bd. 53 S. 553 und 554. 



