216 K. Hürthle: 



welchem die Stahlfeder auf Torsion beansprucht wird, und habe in 

 erster Linie untersucht, ob der Vorwurf Frank 's berechtigt ist 

 oder nicht, dass der Membranquerschnitt bei diesem Instrument un- 

 rationell, nämlich zu klein gewählt sei, woraus Frank sonderbarer- 

 weise den Schluss zieht, dass damit das Prinzip der kleinstmöglichen 

 Flüssigkeitsverschiebung als falsch erwiesen sei ^). 



Zu diesem Zwecke habe ich eine Versuchsreihe am Prüfungs- 

 manometer angestellt, in welcher die Schwingungszahlen bei wech- 

 selndem Membrauquerschnitt festgestellt wurden. Die Durchmesser 

 der Membranen betrugen 0,54, 0,72, 0,90 und l^ll cm; das mit 

 den genannten Membranen ausgerüstete Manometer wird im folgenden 

 als Man. I, II, III und IV bezeichnet. 



Zur Gewinnung vergleichbarer Resultate musste in diesem Falle 

 der Hebelausschlag für einen bestimmten Druckzuwachs ^) in 

 allen Fällen gleich gehalten werden. Lässt man bei Benutzung 

 der grösseren Membran mit der entsprechenden Grundplatte die Feder 

 unverändert, so wird selbstverständlich mit der Zunahme der Druck- 

 fläche die Beanspruchung der Feder stärker und der Hebelausschlag 

 grösser. Ich habe daher für die vier Membranen vier Federn ver- 

 schiedener Stärke eingesetzt, deren Maße in der Tabelle XXVI a 

 S. 217 angegeben sind. Untersucht man , welche Dimension auf 

 die Stärke der Feder (bei Beanspruchung auf Torsion) den grössten 

 Einfluss hat, so zeigt sich, dass Änderungen der Länge und der 

 Höhe der Feder einen verhältnismässig geringen Einfluss auf die Feder- 

 kraft haben, desgleichen die Änderung der Spannung, dass dagegen 

 die Federkraft mit der Verdickung der Feder ganz erheblich zunimmt. 



Man sieht aus Spalte IV der Tabelle XXVI a, dass schon ge- 

 ringe Änderungen der Dicke zur Kompensation der steigenden Kraft 

 genügen ; kleine Änderungen der Federkraft können durch Änderung 

 der Länge und der Spannung hergestellt werden. Auf diese Weise 

 gelang es, die Ausschläge für einen bestimmten Druckzuwachs an- 

 nähernd gleich zu machen. Spalte V der Tabelle zeigt die erhaltenen 



1) Siehe die vorhergehende Abhandlung S. 149. 



2) Frank hat für diese Eigenschaft des Manometers den Ausdruck Emp- 

 findlichkeit eingeführt: da man aber darunter gewöhnlich die Fähigkeit eines 

 Manometers versteht, minimale Kraftänderungen darzustellen, ohne Rücksicht 

 auf die Grösse der Ordinalen, so unterscheide ich im folgenden die beiden 

 Eigenschaften als statische und dynamische Empfindlichkeit. 



