Expeiimentalkritik der Frank 'sehen Theorie der elast. Manometer. 217 



Werte. Bei Betrachtung dieser Zahlen ist besonders zu beachten, 

 dass der Ausschlag bei Man. III um 0,4 mm und auch bei Man. IV 

 merklich geringer ist als bei I und II; das Man. III wird also 

 immerhin um 6 "/o weniger beansprucht als das Man. II, ist also im 

 Vorteil gegen das letztere. 



Tabelle XXVIa. 

 Das Russhebelmanometer. 



I 



II 1 III 1 IV 



V 1 VI 



VII 



Mano- 

 meter 



Feder- 



Für eine Druckschwankung 

 von 20—100 cm Wasser 



Gewicht 

 d. Grund- 



liänge 

 mm 



Höhe 

 mm 



Dicke 

 mm 



cm cbmm 



platten mit 

 Rahmen 



g 



I (0,54) 

 II (0,72) 



III (0,90) 



IV (1,11) 



52 

 52 

 59,5 

 53 



2,06 

 1,81 

 2,06 

 1,96 



0,10 



0,18 

 0,20 

 0,22 



0,66 

 0,66 

 0,62 

 0,65 



4,5 



8,0 

 14,0 

 23,0 



0,2317 

 0,3042 

 0,4870 

 0,6676 



I 



VIII 1 IX 



X 1 XI 



XII 1 XIII 





Hebel I 



Hebel II 



N der Feder 



Mano- 

 meter 



mit Rahmen 



mit Rahmen 



mit Hebel, Rahmen 



und Grundplatte 



und Grundplatte 



und Grundplatte 





^H 1 ^'h 



M^ 



MV 



Hebel I Plebel II 



I (0,54) 



34,8 



663 



14,0 



267 



22 



30 



II (0,72) 



34,8 



210 



14,1 



85 



34 



44 



III (0,90) 



35,0 



87 



14,2 



35 



43 



53 



IV (1,11) 



35,2 



38 



14,4 



15 



51 



57 



Da der „rationelle Querschnitt" sowohl von der wirksamen 

 Masse der Flüssigkeit JfV, als auch von der reduzierten Masse 

 des Hebels Mh abhängt, habe ich auch diese beiden Faktoren variiert : 

 M'f durch Röhren von verschiedenem Querschnitt, Mh durch zwei 

 Hebel von verschiedener Masse bei gleicher Länge der Hebelarme. 



Röhre I hatte einen Durchmesser von 7,6, Röhre II von 

 3,14 mm; beide waren am Ende rechtwinklig umgebogen, und in 

 beiden Fällen hatte die Flüssigkeitssäule eine Länge von 43 cm 

 von der Mündung in den Manometerkörper an gerechnet bis zur 

 freien Oberfläche; damit hatte die wirksame Masse in der weiteren 

 Röhre einen Wert von nicht ganz 100, wie er bei den gewöhnlichen 

 Druckmessungen in den Arterien vorkommt, die andere einen solchen 



