224 K- Hürthle: Experimentalkritik der Frank 'sehen Theorie etc. 



2. Als praktisches Ergebnis wiederhole ich die schon 

 früher von mir aufgestellten Leitsätze für die Konstruktion 

 der elastischen Manometer: 



a) die vom Blutdruck am Manometer zu leistende Arbeit muss 

 möglichst klein sein ; bei Manometern, welche keine masselose Schreib- 

 vorrichtung besitzen, wird aber die Verkleinerung dieser Arbeit durch 

 die zur Regierung der Schreibvorrichtung erforderliche Kraft beschränkt. 



b) die das Manometer mit der Arterie verbindenden Röhren 

 müssen möglichst kurz und von hinreichendem Querschnitt sein; 



c) durch künstliche Dämpfung von geeigneter Stärke wird die 

 Leistungsfähigkeit des Manometers erhöht. 



Erklärung der Tafel L 



Sämtliche Kurven sind im Verhältnis von 1 auf 0,6 verkleinert vifiedergegeben; 

 durch das zur Autotypie erforderliche Raster sind die feinsten Linien (z. B. in 

 Fig. 6, 13, 18 bis 21) etwas unscharf geworden. — Bei den in Fig. 1 — 21 ab- 

 gebildeten Schwingungen hatten der Membranquerschnitt und die Zuleitungs- 

 röhren des Manometers die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte: 



Nummer 



Durchmesser 

 der Membran 



Zuleitungsröhre 



der Figur 



Durchmesser 



Länge 





cm 



cm 



cm 



1 



2 



1,1 

 1,1 



0,22 

 0,22 



100 

 10 



8 



1.1 



0,8 



80. 



4 

 •5 



6 



1,1 

 1,1 

 1.1 



1,05 

 1,05 

 1,05 



80 

 60 

 10 



7 

 8 



0,9 

 0,9 



0,2 



0,2 



60 

 20 



9 

 10 



0,9 

 0,9 



0,8 

 0,8 



80 

 60 



11 

 12 

 13 



0,9 

 0,9 

 0,9 



1,05 

 1,05 

 1,05 



100 



80 

 10 



14 



0,72 



0,2 



10 



1.5 

 16 

 17 



18 



0,72 

 0,72 

 0,72 

 0,72 



0,8 

 0,8 

 0,8 

 0,8 



80 

 60 

 20 

 10 



19 

 20 

 21 



0,72 

 0,72 

 0,72 



1,05 

 1,05 

 1,05 



80 

 40 

 10 



