225 



(Aus dem physiologischen Institut der Universität Breslau.) 



Die Prüfung" der Manometer 

 mit Druekseh wankungen von bekannter Form. 



Von 

 K. Hnrthle. 



(Mit 3 Textfiguren und Tafel III.; 



Nachdem in der vorhergehenden Abhandlung nachgewiesen 

 worden ist, dass der Gültigkeitsbereich der Mach 'sehen Theorie in 

 ihrer von Frank auf die elastischen Manometer übertragenen Form 

 ein beschränkter ist und bei den für die Untersuchung des Blut- 

 drucks geeigneten Konstruktionen seine Grenze hat, ist auch die 

 auf die Theorie gegründete Prüfungsmethode mit Hilfe der Eigen- 

 schwingungen der Manometer nicht mehr von allgemeiner Bedeutung, 

 sondern auf den Gültigkeitsbereich der Theorie beschränkt. Denn 

 es ist nicht anzunehmen und würde erst noch eines besonderen 

 Nachweises bedürfen, dass Schwingungszahl und Dekrement auch in 

 den Fällen ein Maßstab für die Güte der Manometer sind, in 

 welchen die Theorie nicht mehr anwendbar ist; so lässt sich z. B. 

 von vornherein nicht entscheiden, ob die Leistungsfähigkeit eines 

 Manometers durch Verkleinerung der wirksamen Masse (Verkürzung 

 der Zuleitungsröhre) auch in dem Falle erhöht wird oder nicht, 

 wenn diese Änderung ohne Einfiuss auf die Schwingungszahl ist 

 (Beispiele s. die Abschnitte E und F der vorhergehenden Ab- 

 handlung). Desgleichen lässt sich über die Leistungen des Kapillar- 

 manometers auf Grund der Theorie nichts Sicheres aussagen (s. Ab- 

 schnitt D der vorhergehenden Abhandlung). Das Anwendungs- 

 gebiet der Schwingungsmethode ist also ein beschränktes. 



Aber auch innerhalb des Bereiches der Theorie stehen der 

 Schwingungsmethode verschiedene Bedenken entgegen: 



Prinzipiell unzulässig ist die Anwendung der Grundgleichung 



d^x dx " ^^ °° 



-M-TTs -\- Ex + K -r. = Z {4 cos [nt -\- t)\ . . . zur Korrektur der 



dt dt ,( ;_ *■ 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. IST. 15 



