Die Prüfung der Manometer mit Druckschwankungen von bekannter Form. 227 



2, Die Vergleichung der registrierten Kurven mit denjenigen 

 eines Instrumentes von nachweisbar grösserer Leistungsfähigkeit. 

 Diese früher von mir benutzte Methode ^) hat auch Frank") neuer- 

 dings empfohlen. 



3. Eingehender soll hier die Methode der Prüfung mit 

 künstlichen Druckschwankungen von bekannter Form 



I 



lllljjl 



I I I I 



I I I I 



Fiff. 1. 



10 cim 



behandelt werden, welche von Fick und Mach benutzt, von 

 Donders speziell für die Prüfung der Lufttransmissionssphygmo- 

 graphen eingerichtet und von mir^) zum Vergleich der Manometer 



1) K. Hürthie, Experimentelle Prüfung usw. Pf lüger 's Arch. Bd. 47 

 S. 14. 1890. — K. Hürthie, Vergleichende Prüfung usw. Pflüger's Arch. 

 Bd. 55 S. 336. 1894. 



2) Frank, Prinzipien usw. Zeitschr. f. Biol. Bd. 53 S. 452 und 458. 



3) K. Hürthie, Vergleichende Prüfung usw. Pflüger's Arch. Bd. 55 S. 322. 



15* 



