228 K. Hürthle: 



mit Wasser- und Lufttransport gebraucht worden ist ^). Das von 

 mir beschriebene Verfahren halte ich trotz der absprechenden Kritik 

 Frank's^), die keinerlei sachliche Fehler nachweist, auch heute 

 noch für geeignet; ich habe es aber noch dahin erweitert, dass 

 mittels desselben nicht allein die Übereinstimmung der vom Mano- 

 meter gezeichneten Kurve mit der künstlich erzeugten Druck- 

 schwankung, sondern auch die Rückwirkung des Manometers auf 

 die einwirkende Kraft festgestellt werden kann. Dies ist durch 

 folgende Einrichtung erzielt (s. Fig. 1). 



Durch den Exzenter E, welcher entweder durch eine Kurbel 

 mit der Hand oder durch einen Elektromotor mit Schnurlaufüber- 

 tragung in Rotation versetzt werden kann, wird dem Stahlhebel Fi Fo 

 (Drehachse in A) eine bestimmte Bewegung aufgezwungen. Er wird 

 gegen den Exzenter durch eine Spiralfeder angedrückt erhalten. Um 

 die Reibung des Exzenters gegen den Hebel möglichst klein zu 

 machen, ist an diesem , senkrecht unter der Achse des Exzenters, 

 eine kleine in Spitzen laufende Rolle R angebracht. Die Bewegungen 

 des Stahlhebels werden nun einerseits durch einen in seiner Ver- 

 längerung augebrachten Strohhebel H^ direkt registriert und anderer- 

 seits auf die Trommel TT übertragen. Diese hat eine lichte Weite 

 von 25 und eine Höhe von 40 mm. An beiden Grundflächen ist 

 sie mit stark gespannten Gummimembranen Gi und (rg überzogen, 

 welche in Nuten festgebunden sind. Gegen die Membranen werden 

 Ringe rr von verschiedenem Ausschnitt durch die Überwurf- 

 muttern mm angedrückt, so dass kreisförmige Ausschnitte der Gummi- 

 membranen von abstufbarer Grösse zutage treten. Zwei mit den 

 Hähnen Hh^ und Hho verschliessbare Zuleitungsröhren ermöglichen 

 die luftfreie Füllung der Trommel. 



Die Bewegungen des Stahl hebeis F-i F2 werden auf die untere 

 Gummimembran G^ in folgender Weise übertragen : Auf die Membran 



1) Neuerdings wieder von Athanasiu (Methode grapliique , trav. de 

 Tassoc. de l'Institut Marey t 1 p. 29. Paris 1905) zur Prüfung von Hebeln 

 und Sphygmographen. 



2) Frank, Prinzipien. Zeitschr. f. Biol. Bd. 45 S. 480. „Auch der grösste 

 Teil der bisher vorgeschlagenen experimentellen Prüfungsmethoden, wie die 

 Don der s 'sehe oder die Buisson'sche, zur Prüfung der Sphygmographen, ist 

 entweder im Prinzip falsch oder ungenügend. Man muss genau die Konstanten 

 der Instrumente kennen, welche für die richtige Darstellung der Bewegungen von 

 Bedeutung sind." Ferner: Zeitschr. f. Biol. Bd. 53 S. 451. 



