Die Prüfung der Manometer mit Druckschwankungen von bekannter Form. 229 



ist eine Messingplatte P aufgeklebt, aus deren Mitte sich ein stift- 

 förmiger Fortsatz (Sti) erhebt; dieser wird mit einem entsprechenden, 

 mit dem Stahlhebel vernieteten Stift St2 verschraubt, wobei der Ab- 

 stand zwischen der Membran und dem Stahlhebel innerhalb gewisser 

 Grenzen verändert werden kann. In allen Fällen ist die Platte P 

 und damit auch die Membran G^ zwangsläufig mit dem Stahl- 

 hebel verbunden ^). 



Die Einstellung der Platte P geschah jeweils derart, dass die 

 Stifte St-^ und St2 in der Phase der grössten Entfernung des Hebel- 

 armes Fo von der Membran Gi verschraubt wurden; in dieser Lage 

 wurde dann in der Trommel ein Überdruck von 10 cm Wasser er- 

 zeugt; es trat daher bei keiner Stellung des Exzenters ein negativer 

 Druck in der Trommel auf. 



Die der Membran G-^ mitgeteilten Bewegungen werden bei ge- 

 schlossenen Hähnen ausschliesslich auf die Membran G^ übertragen, 

 deren Volumelastizität durch den verschiedenen Ausschnitt des 

 Ringes rr sowie durch verschiedene Dicke und Spannung der Mem- 

 bran geändert werden kann. Die Bewegungen dieser Membran 

 können durch einen Hebel Hz von geringem Trägheitsmoment gleich- 

 falls registriert werden. An die Trommel TT wird nun das zu 

 prüfende Manometer M durch undehnbare Verbindungen angeschlossen 

 und das ganze System mit Wasser gefüllt. Bei meinen Versuchen 

 war das Manometer in allen Fällen senkrecht über der Trommel 

 und auf derselben Grundplatte mit dieser derart angebracht, dass 

 die drei Hebelspitzen H^, Ho und H^ eine senkrechte Linie bildeten. 

 Dabei waren das Manometer und die Trommel T durch eine U-förmig 

 gebogene Glasröhre miteinander verbunden , welche an beiden 

 Enden in kegelförmig auslaufende Messinghülsen gekittet und 

 durch die Überwurfmuttern Ui und U2 an die beiden Körper an- 

 geschlossen war. Die Verbindunssröhre hatte bei den im folgenden 



1) Diese Art der Verbindung war auch in dem früher von mir gebrauchten 

 Prüfungsapparat (Pflüger 's Arch. Bd. 55 S. 323) vorhanden; es ist daher der 

 Satz , welchen Frank bei der Betrachtung der Rückwirkung zwischen ver- 

 koppelten Kräften (Zeitschr. f. Biol. Bd. 53 S. 447) ausspricht: „So hat Donders 

 bei der Schaffung seiner Prüfungsmethode für den Sphygmographen nicht an sie 

 gedacht, auch nicht Hürthle bei der Anwendung dieses Verfahrens"^ für die 

 von mir ausgeführten Untersuchungen jedenfalls unbegründet und für die 

 Donders' sehen sehr wahrscheinlich gleichfalls , weil auch an dessen Apparat 

 durch geeignete, von Donders ohne Zweifel beachtete Einstellung der von 

 Frank vermutete Fehler vermieden wird. 



