230 K. Hürthle: 



beschriebenen Versuchen eine Länge von 42 cm (vom Trommel- bis 

 zum Manometerkörper gerechnet) und einen Durchmesser von 6,8 mm 

 im Lichten; die wirksame Masse der Manometer war daher 115. 



Der G u m m i m e m b r a n Go kommt eine doppelte Be- 

 deutung zu: 



1. als elastischer Faktor verhindert sie, dass die Be- 

 wegungen des Manometers zwangsläufige werden und bringt damit 

 das Manometer unter Bedingungen , ähnlich denjenigen , wie sie im 

 Kreislauf gegeben sind ^) ; 



2. dient die Membran zur Feststellung der Rück- 

 wirkung: Während nämlich bei der Ausschaltung des Manometers 

 die Kurven der Hebel Sj und Ho übereinstimmen, werden nach der 

 Einschaltung des Manometers durch Öffnung des Hahnes Hhs Ab- 

 weichungen am Hebel Ho bemerkbar, als Zeichen der Rückwirkung 

 des Manometers auf den Trommelinhalt. Diese kommt einerseits 

 dadurch zustande, dass die Tätigkeit des Manometers durch eine 

 Flüssigkeitsbeweguug aus der Trommel nach dem Manometer unter- 

 halten, der in der Trommel herrschende Druck also herabgesetzt 

 wird ; die Rückwirkung wird daher mit der am Manometer zu 

 leistenden Arbeit wachsen. Andererseits beeinflussen aber auch die 

 im Manometer und in der Zuleitungsröhre auftretenden Druck- 

 schwaukungen , falls sie quantitativ oder im Phasenverlauf von den 

 ursprünglichen abweichen, den Druckverlauf in der Trommel, indem 

 sie mit ihm interferieren; die Kurve des Hebels 2 weicht in diesem 

 Falle von der des Hebels 1 ab; der Apparat gibt daher ein Mittel 

 an die Hand, nicht allein die Abweichungen der vom Manometer ver- 

 zeichneten Kurve von der primären festzustellen (durch Vergleichung 

 der Kurven der Hebel 1 und 3j, sondern auch die Rückwirkung des 

 Manometers auf die bewegende Kraft (durch Vergleichung der 

 Kurven 2 und 1). 



Die Prüfungen der Manometer verliefen in folgender Weise : 

 Der Exzenter wurde durch einen Elektromotor in Bewegung 

 versetzt. Durch Transmissionsscheiben von verschiedenem Durch- 

 messer konnten sechs verschiedene Geschwindigkeiten hergestellt 

 werden. Sie ergaben mit kleinen Abweichungen 1,3 — 3,3 Um- 



1) Bei dem älteren in Pflüg er 's Arch. Bd. 55 beschriebenen Modell war 

 dor zwischen Trommelrand und Grundplatte freibleibende ringförmige Ausschnitt 

 der Gummimembran der einzinL, elastische Faktor. 



