Die Prüfung der Manometer mit Druckschwankungen von bekannter Form. 231 



drehungen pro Sekunde. Es konnten daher die verschiedenen Mano- 

 meter denselben Druckschwankungen ausgesetzt und ihre Leistungen 

 unmittelbar verglichen werden. 



Als darzustellende Bewegung wurde die trapezförmige Kurve 

 des Druckablaufes in der Kammer gewählt, und zwar derart schema- 

 tisiert, dass das systolische Plateau und die Pause als gerade Linien 

 dargestellt und die mit den Verbindungslinien gebildeten Ecken ab- 

 gerundet wurden (s. die Fig. a — c Taf. III). 



Zur Prüfung des Apparates wurden zunächst die Kurven der 

 Hebel 1 und 2 registriert, während das Manometer durch Schluss 

 des Hahnes Hh2 ausgeschaltet war. Dabei ergab sich, dass die beiden 

 Kurven nur bei der kleinsten Umdrehungszahl des Exzenters den 

 reinen trapezförmigen Verlauf zeigten, bei den grösseren Geschwindig- 

 keiten aber durch Schwankungen in den horizontalen Teilen der 

 Kurve, insbesondere in der Pause, entstellt wurden. Die Ent- 

 stellungen waren gleichsinnig an den Kurven beider Hebel, nur 

 stärker ausgeprägt an der des Hebels 2. Ihr unregelmässiger Ver- 

 lauf macht es wahrscheinlich, dass es Erzitterungen sind, welche 

 vom Elektromotor durch die Transmission auf den Exzenter über- 

 tragen wurden. Sie sind aus dem Grunde störend, weil sie die 

 Feststellung der Piückwirkung des Manometers auf die Trommel T 

 erschweren. Zu ihrer Beseitigung müsste ein ruhiger Antrieb be- 

 nutzt werden, der mir nicht zur Verfügung stand. 



Nunmehr wurden die vier Russhebelmanometer gleicher Empfind- 

 lichkeit, aber von verschiedenem Membrandurchmesser an die Prüfungs- 

 trommel angeschlossen, welche in der vorhergehenden Abhandlung 

 (Abschnitt G, S. 215) nach der Schwingungsmethode untersucht 

 worden waren. Die Membrandurchmesser betrugen 0,54, 0,72, 0,9 

 und 1,1 cm. Ich bezeichne sie im folgenden als MI, II, III und IV, 

 derart, dass MIV den grössten Membrandurchmesser hat. Jedes 

 der Manometer wurde mit den sechs verfügbaren Umdrehungs- 

 geschwindigkeiten (Pulszahlen) und zwar jeweils im ungedämpften 

 Zustand und mit den Dämpfungen von 0,6 und 0,4 mm geprüft. Man 

 erhielt also von jedem Instrument 18 Pulsreihen. Bei diesen 

 Prüfungen wurden nur die Kurven der Hebel H^ und H^ registriert, 

 die des Hebels Hi weggelassen, weil die Kurven H^ und H^ nur 

 wenig Unterschied zeigten, und die oben erwähnten Erzitterungen' 

 eine genaue Feststellung der Rückwirkung störten. 



Die bei den sechs verschiedenen Umdrehungsgeschwindigkeiten 



