232 K- Hürthle: 



erzielten Ergebnisse sind grundsätzlich bei den vier Manometern 

 übereinstimmend und nur quantitativ verschieden. Da die Unter- 

 schiede bei den grössten Leistungen am deutlichsten hervortreten, 

 beschränke ich mich auf die Mitteilung der Resultate bei der grössten 

 Umdrehungsgeschwindigkeit, welche 3,3 — 3,4 Pulse pro Sekunde 

 lieferte. Taf. III enthält Proben dieser Prüfung. Die unteren, mit 

 a, b und c bezeichneten Kurvenreihen enthalten jeweils die Kurven 

 des Trommelhebels -Hg > ^^^ oberen , mit fli b^ c-^ bezeichneten die 

 gleichzeitig registrierten des Manometerhebels -Sg. Die Kurven aai 

 sind jeweils bei ungedämpftem Manometer registriert; bb^ nach Ein- 

 schaltung der Dämpfung 0,6 mm; cc-^ bei Dämpfung 0,4 mm. 



Was zunächst die Frage betrifft, ob die vier zu vergleichenden 

 Manometer wirklich von gleicher statischer Empfindlichkeit gewesen 

 seien, so ergab die nach den einzelnen Versuchen vorgenommene 

 Eichung, dass die Manometer III und IV ziemlich genau überein- 

 stimmen, dass das Manometer II aber von höherer Empfindlichkeit, 

 gegen die ersteren also im Nachteil war; umgekehrt war Manometer I 

 von etwas geringerer Empfindlichkeit als die ersteren. Diese Er- 

 scheinung kommt auch in der Höhe der Kurven deutlich zum Aus- 

 druck, wenn man nur die Kurvenhöhen bei der Dämpfung 0,4 mm ver- 

 gleicht. Sie betragen 7,8, 7,9, 9,0 und 6,8 mm. Die Kurvenhöhen der 

 ungedämpften Manometer lassen sich nicht ohne weiteres vergleichen, 

 da sie durch Eigenschwingungen mehr oder weniger entstellt sind. 



Was die Wiedergabe der Grundkurve anlangt, so zeigt sich bei 

 allen Manometern die auffallende Erscheinung, dass die horizontalen 

 Linien (Plateau und Pause) in der Weise unrichtig dargestellt werden, 

 dass sie, von den Eigenschwingungen abgesehen, Winkel mit der 

 Abszisse bilden. Um die Grösse dieser Abweichungen bei den 

 einzelnen Instrumenten zu bestimmen, habe ich die Ordinaten am 

 Anfang (ha) und Ende (h,) des Plateaus gemessen und aus beiden 



einen Quotienten V- gebildet, der ein Maß für die Grösse des Fehlers 



abgibt. Die Ordinaten sind in Spalte VI und VII der folgenden Tabelle, 

 die Quotienten in Spalte VIII verzeichnet. Letztere zeigt nun, dass 

 die Quotienten am ungedämpften Manometer mit dem Membrandurch- 

 messer im allgemeinen kleiner werden, nur die grösste Membran macht 

 eine Ausnahme, Ferner nehmen sie in allen Fällen mit der Dämpfung 

 ab. Sie scheinen daher durch die Trägheit der Flüssigkeit veranlasst 

 zu sein, doch ist der langsame Abfall der Linie nicht ganz klar. 



