Die Prüfung der Manometer mit Dnickscliwankungen von bekannter Form. 233 



I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



VII 



VIII 



Mano- 



Dämpfung 



Pulszahl 

 pro Sek. 



Anstiegszeit des 



Sekundäre Pulse 



meter 

 cm 



Pulses 11 



Sek. 



Pulses III 



Sek. 



h, 



he 



hu 

 h(i 



I (0,54)1 



unged. 

 0,6 

 0,4 



3,4 

 3,4 



3,4 



0,036 

 0,038 

 0,035 



0,030 

 0,034 

 0,041 



8,5 

 8,5 

 6,8 



7,0 

 7,0 

 6,7 



1,21 

 1,21 



1,02 



II (0,72)1 



unged. 

 0,6 

 0,4 



3,4 



3,4 

 3,3 



0,087 

 0,036 

 0,036 



0,037 

 0,040 

 0,054 



10,8 

 9,8 

 9,0 



8,4 

 8,2 

 8,2 



1,29 

 1,20 

 1,10 



III (0,90) 1 



unged. 

 0,6 

 0,4 



3,3 

 3,3 

 3,3 



0,041 

 0,045 

 0,044 



0,036 

 0,050 

 0,079 



11,6 



8,9 

 8,0 



7,8 

 7,7 

 7,8 



1,49 

 1,16 

 1,02 



IV (1,11)1 



unged. 

 0,6 

 0,4 



3,4 

 3,3 

 3,4 



0,042 

 0,037 

 0,039 



0,038 

 0,057 

 0,102 



12,2 



8,7 

 7,8 



9,2 



7,9 

 kein Plaiean 



1,33 

 1,10 



Die Werte der Anstiegszeit sind in Spalte IV und V der 

 Tabelle enthalten und zwar von den Kurven der Hebel 2 und 8. 

 Da die Pulszahlen in allen Fällen annähernd gleich sind, ist zu er- 

 warten, dass die Anstiegszeiten des Hebels 2 in allen Fällen gleich 

 sind. Das ist denn auch bis auf kleine Abweichungen der Fall, die 

 wohl als Messungsfehler oder Unregelmässigkeiten in der Rotation 

 des Apparates aufzufassen sind. 



Die Anstiegszeiten der Manometerkurven sind bei ungedämpften 

 Manometern in allen Fällen gleich, dagegen zeigen sich, wie zu er- 

 waiten ist, nach Einschaltung der künstlichen Dämpfungen wesent- 

 liche Unterschiede in dem Sinne, dass die Anstiegszeiten der Mano- 

 meter um so mehr verlängert werden, je grösser die Membran- 

 durchmesser sind. Die Manometer gleicher Empfindlichkeit stehen 

 also, wenn man ihre Leistungsfähigkeit nach der Anstiegszeit bei 

 gleicher Dämpfung beurteilt, in umgekehrter Reihenfolge wie die 

 Membrandurchmesser. 



Was die Wiedergabe der geforderten Kurven betrifft, so genügt 

 keines der vier Instrumente im ungedämpften Zustand zur einwand- 

 freien Darstellung ; dabei ist zu berücksichtigen, dass die Darstellung 

 von 200 Pulsen der vorliegenden Form pro Minute auch eine An- 

 forderung ist, wie sie kaum von einem Manometer bei physiologi- 

 schen Versuchen verlangt werden wird. Ein Blick auf die Kurven 

 der Taf. III zeigt aber, dass die Entstellung wiederum mit dem 

 Membrandurchmesser zunimmt. Beim Manometer I besteht sie aus 

 einer kleinen Schleuderunff am Ende des Aufstiegs und Abstiegs 



