234 K. Hürthle: 



und im schrägen Verlauf der horizontalen Linien. Bei den andern 

 Manometern treten immer stärker ausgeprägte Eigenschwingungen 

 im Plateau und insbesondere in der Pause auf. 



Durch Einschaltung der Dämpfung 0,6 mm werden diese 

 Eigenschwingungen grossenteils beseitigt, und die Kurven der 

 vier Manometer werden sich ähnlicher. Durch die Dämpfung 

 0,4 mm endlich werden die Kurven der Manometer I und II 

 noch weiter verbessert, die der beiden anderen aber verschlechtert: 

 bei der Kurve des Manometers IV verschwindet das Plateau 

 und sie nimmt die Form einer eingipfligen Kurve mit abgerundeter 

 Spitze an, unter beträchtlicher Verlängerung der Anstiegszeit, 

 desgleichen verschwindet der scharfe Übergang des absteigenden 

 Schenkels in den horizontalen. — Ähnliches, nur weniger stark aus- 

 gebildet, bemerkt man beim Manometer III; ein Plateau ist noch 

 vorhanden, aber etwa auf die Hälfte gekürzt. — Wesentlich besser 

 sind die Kurven des Manometers II-, doch fehlt auch hier der scharfe 

 Übergang des aufsteigenden Sehenkels in das Plateau und nament- 

 lich der des absteigenden Schenkels in die Linie der Pause. — Die 

 beste Darstellung gibt ohne Zweifei Manon)eter IV mit der kleinsten 

 Membran. Sie kann als getreue Wiedergabe des geforderten Pulses 

 betrachtet werden, mit Ausnahme des allmählichen Überganges des 

 absteigenden Schenkels in den horizontalen. 



Was schliesslich die Rückwirkung des Manometers auf 

 die Trommel TT betritft, so ist deren quantitative Feststellung durch 

 die obengenannten Erzitterungen etwas erschwert, doch lässt sich 

 das Folgende aus den Kurven mit Sicherheit entnehmen: 



Eine Rückwirkung des Manometers auf die Trommel ist nur 

 am ungedämpften Manometer zu erkennen, und zwar in Form von 

 Druckschwankungen an der horizontalen Linie während dfer Pause; am 

 gedämpften ist eine deutliche Rückwirkung nicht nachzuweisen. Von 

 den einzelnen Manometern übt das Manometer IV entschieden die 

 grösste Rückwirkung aus, wie von vornherein zu erwarten ist, und 

 wie ein Blick auf die Kurven der einzelnen Manometer zeigt. 



Vergleicht man das vorliegende Ergebnis mit demjenigen, welches 

 dieselben Manometer, nach der Schwingungsmethode untersucht, ge- 

 liefert haben, so stimmen beide im allgemeinen überein, nur beim 

 Man. I (0,54 cm Membran) gehen sie auseinander: nach der 

 Schwingungsmethode untersucht zeigt dieses nur dann die höhere 

 Schwingungszahl im Veraieich zu den Manometern mit grösserer 



