236 K- Hiirthle: 



nete elastisclie oder starre Röhre, welche au ihrem freien Ende einen 

 durch einen Quetschhahu regulierbaren Widerstand hat. Bei der rhyth- 

 mischen Drehung des Hahnes Hh entsteht nun eine pulsatorische 

 Strömung" durch das Röhrensystem, deren Geschwindigkeit durch 

 den regulierbaren Widerstand abgeändert werden kann, und deren 

 Nebenwellen um so rascher verlaufen, je kürzer das System und je 

 grösser seine Elastizität ist. Sind die Röhren aus Glas oder Metall 

 und durch kurze, wenig dehnbare Gummistiicke verbunden, so erhält 

 man rasch verlaufende Druckschwankungen mit komplizierten Neben- 

 wellen , deren Darstellung grosse Anforderungen an ein Mano- 

 meter stellt. 



Die in der Röhre R^^B.2 auftretenden Druckschwankungen werden 

 in folgender Weise direkt registriert: Auf die Röhre ist der kurze 

 Zylinder C von 5 mm lichter Weite und gleicher Höhe aufgesetzt, der 

 mit einer starken, straff gespannten Gummimembran überzogen wird. 

 Die dieser Membran mitgeteilten Bewegungen werden durch einen 

 Hebel H^ von sehr geringem Trägheitsmoment zunächst mechanisch 

 und dann optisch vergrössert registriert. 



Unterhalb des Zylinders C und senkrecht zu diesem zweigt 

 aus der Röhre B^Iic, ein Fortsatz F von 7 nmi Durchmesser und 

 3 cm Lauge ab, der mit der Zuleitungsröhre F^ des Manometers M 

 durch Röhren von verschiedenen Dimensionen verbunden werden 

 kann. Nachdem das ganze System luftfrei mit Wasser gefüllt ist, 

 zeichnen die beiden Hebel H^ und IIo bei den Drehungen des 

 Hahnes Hh ihre Kurven unmittelbar übereinander auf und gestatten 

 so eine direkte Vergleichung. 



Bei der Diskussion dieser Methode ist zu bedenken, dass die 

 vom Manometer darzustellenden Druckschwankungen zunächst nicht 

 von bekannter Form sind wie bei der vorhergehenden. — Die Druck- 

 schwankung muss vielmehr erst durch den Registrierapparat CH^ 

 dargestellt werden, und es fragt sich, ob sie durch diesen un- 

 entstellt wiedergegeben wird. Dies kann unbedingt angenommen 

 werden, denn die wirksame Masse ist praktisch gleich Null (in 

 Wirklichkeit 2,54), E' sehr gross, schätzungsweise 100-10*'. Es 

 könnte also nur die wirksame Masse des Hebels H^ störend wirken. 

 Gibt man aber diesem ein sehr geringes Trägheitsmoment und 

 wendet nicht mehr als sechsfache Hebelvergrösserung an, so darf 

 man zuversichtlich erwarten, dass die von H^ registrierten Bewegungen 



