Die Prüfung der Manometer mit Druckscbwankungen vou bekannter Form. 2-»7 



mit den bei Ausschluss von C vorhandenen identisch sind. Wollte 

 man die Bewegungen des Hebels //j aber nicht optisch, sondern 

 mechanisch registrieren, dann nuissto man sich allerdings durch be- 

 sondere Versuche überzeugen, ob die erhaltenen Kurven den Diuck- 

 vcrlauf in der Röhre unentstellt wiedergeben. 



Man. IV a, un.^edämpft. 



Man. IV b, Dämpfung 0,6. 



Fig. 3. 



Man. IV c, Dämpfung 0,4. 



Mit dieser Methode wurde vorläufig eine vergleichende Prüfung 

 der oben beschriebenen Manometer II und IV \) (mit 0,72 und 

 1,11 cm Membrandurchmesser) im gedämpften und ungedämpften 

 Zustand vorgenommen. Das Ergebnis ist aus den Kurven der Fig. 3 

 zu ersehen. Die Kurven des Hebels 1 liegen in allen Fällen unten, 

 die des Manometerhebels oben. Die Ausschläge des Manomctrr- 

 hebels sind etwas grösser als die des Hebels 1. 



D E.xptrimentalkritik S. 216. 



