Die Prüfuug der Manometer mit Driickschwankungen von bekannter Form. 289 



ZusamraeiifassTiii^ der Ergebnisse. 



Da die Korrektur der vom Manometer verzeichneten Kurven 

 auf Grund der Theorie mit Hilfe der Zahl der Eigenschwingungen 

 und der Dekremente die eingangs genannten Fehler hat, und da nicht 

 erwiesen ist, dass die Schwingungszahl des Manometers auch in den 

 Fällen ein Maßstab seiner Güte ist, in welchen die Theorie ver- 

 sagt, ist es wichtig, ein allgemein gültiges Verfahren zur Prüfung 

 der Leistungen der Manometer zu besitzen. Ein solches ist im 

 Vorhergehenden in zwei Modifikationen beschrieben und hat zu 

 folgendem Ergebnis geführt: 



1. Die Leistungen der Hebelmanometer gleicher Empfindlichkeit 

 wachsen mit abnehmendem Membranquerschnitt bis herab zu 5V2 mm 

 Durchmesser. 



2. Durch geeignete Dämpfung wird die Leistung der Manometer 

 erhöht. 



3. Mit Hilfe der beschriebenen Methode lässt sich auch die 

 Rückwirkung des Manometers auf die einwirkende Kraft nach- 

 weisen. 



4. Die Prüfung der Manometer mit künstlichen Druck- 

 schwankungen von bekannter Form führt nicht durchweg zu den- 

 selben Ergebnissen wie die Prüfung nach der Schwingungsmethode. 



