240 K. Hürthle: 



(Aus dem pliysiologischen Institut der Universität Breslau.) 



Teehnisehe Mitteilung-en. 



Von 

 K. Hürthle. 



• (Mit 2 Textfiguren.) 

 Inhaltsverzeichnis, ^ ., 



beite 



1. Torsionsmanometer 240 



2. Eichungsvorrichtung 246 



3. Kapillarvolunieter 249 



1. Beschreibung eiues Torsious-Feder-Mauometers mit auswechsel- 

 barer uuveräuderlicher Dämpfung für mechanische oder optische 



Registrierung. 



Das Manometer stellt eine Verbesserung eines ähnlichen Instru- 

 mentes dar, welches in diesem Archiv Bd. 72 S. 567 beschrieben 

 ist. Es ist auf S. 241 abgebildet, und zwar in Fig. a im Längs- 

 schnitt und in Fig. b von oben gesehen. Fig. c stellt den druck- 

 registrierenden Teil von vorn gesehen und Fig. d und e die Muffe 

 mit Vorrichtung zum feinen Anlegen dar. 



Das Manometer zerfällt in zwei Teile, welche durch Schrauben 

 Schi und 2 miteinander verbunden sind: 



a) die Vorrichtung zur Messung und Eegistrierung des 

 Druckes Fig. a, b und c; 



b) die Vorrichtung zur Zuleitung des Druckes Z1MZ2 

 Fig. a. 



a) Der druckregistrierende Teil besteht aus einer Vor- 

 richtung zum Spannen einer dünnen Stahllamelle (Uhrfeder FF 

 Fig. b und c, welche durch Torsion in Anspruch genommen wird 

 und mit dem Hebel H fest verbunden ist. Die Feder FF ist in 

 den Backen BB festgeklemmt, und diese können durch Drehung des 

 Kopfes Seh 3 der Doppelspindel Sp mit Rechts- und Linksgang bis 

 zur genügenden Spannung der Feder auseinandergetrieben werden, 



