242 K. Hürthle: 



tragen, sitzt auf der Membran eine Grundplatte G von 7 mm Durch- 

 messer. Ein aus ihrer Mitte sich erhebender Zapfen ist mit einem 

 spindelförmigen Fortsatz des rechtwinkligen Rahmens Ba verschraubt. 

 Dieser Rahmen dient zur Verbindung mit der Rolle Bo von (3 mm 

 Durchmesser, welche auf der Mitte der Feder derart festgeklemmt 

 ist, dass die Feder die Achse der Rolle bildet. Um die Vertikal- 

 bewegungen des Rahmens Ba in Torsion der Feder umzusetzen, ist 

 der Rahmen mit der Rolle durch den Faden D verbunden, welcher, in 

 doppelter Tour um die Rolle gelegt, am oberen und unteren Quer- 

 stab des Rahmens befestigt ist ^). In die Vorderfläche der Rolle 

 ist ein Stift St eingeschraubt (die Fäden gehen zu beiden Seiten des 

 Stiftes vorbei), auf welchen der Strohhebel H aufgesteckt wird. Er 

 hat eine Länge von 115 mm, so dass seine Spitze nach dem Auf- 

 stecken auf den Stift 120 mm von der Feder entfernt ist. Da die 

 Vorderfläche der Rolle 3 mm Abstand von der Feder hat, so ist die 

 Hebelvergrösserung 3: 120 also eine vierzigfache. Das Gewicht des 

 Strohhebels soll 0,03 g nicht überschreiten. Um das Trägheits- 

 moment der Schreibvorrichtung möglichst klein zu machen, sind die 

 druckübertragenden Teile: Grundplatte mit Rahmen, Rolle und Stift 

 aus Magnalium gefertigt. 



Zur Zeichnung der Null-Linie dient ein mit dem Manometer- 

 körper verbundener, durch Mikrometerschrauben einstellbarer Ab- 

 szissenschreiber Ä (Fig. a und b). 



Was die Frage betriff"t, ob es zweckmässiger ist, bei der Kon- 

 struktion eines Federmanometers die Feder auf Biegung oder Torsion 

 zu beanspruchen, so claube ich, dass die von Frank^) hervor- 

 gehobenen Schwierigkeiten in der Benützung der auf Torsion be- 

 anspruchten Feder bei meinem Modell beseitigt sind; den grossen 

 Vorteil dieser Feder sehe ich in der festen Verbindung des Hebels 

 mit der Feder. Dadurch werden Fehler vermieden, welche bei 

 Hebelvergrösserungen nicht zu vermeiden sind, wenn sie durch Ge- 

 lenke hergestellt werden. Ausserdem ergab ein Vergleich einer auf 

 Torsion beanspruchten Feder bei 40-facher Hebelvergrösserung mit 

 einer auf Biegung beanspruchten von gleicher Empfindlichkeit und 

 gleicher durch Gelenke hergestellter Hebelvergrösserung, dass die 

 Schwingungszahl der ersteren wesentlich grösser ist, als die der 



1) Vgl. Pf lüger 's Arch. Bd. 12 S. 567. 



2) Frank, Zeitschr. f. Bio). Bd. 54 S. 23. 1910. 



