244 ^^- Hürthle: 



in dem Mantel des Hohlkegels RH. Dieser Mantel hat auf dem 

 ersten Quadranten ein Loch von 7 mm Durchmesser, auf dem zweiten 

 ein solches von 0,6 mm und auf dem dritten von 0,4 mm Durch- 

 messer. Der vierte Quadrant ist geschlossen. Durch Drehung dieses 

 Hohlkegels, den ich Revolverhahn nenne, kann daher das Mano- 

 meter abwechselnd geschlossen und die volle Öffnung oder die beiden 

 Dämpfungen eiogeschaltet werden. Die Dämpfungslöcher stellen 

 nicht kurze zylindrische Röhren dar, sondern abgestumpfte Kegel, 

 welche an der Basis einen Durchmesser von 4 mm und nur an der 

 äussersteu Spitze die kleine Öffnung haben. Diese Form ist ge- 

 wählt, um Verstopfungen der feinen Löcher vorzubeugen, hat dabei 

 aber noch den Vorteil, dass das Dämpfungsloch von äusserst geringer 

 Länge, die wirksame Masse der eingeschlosssenen Flüssigkeit also 

 verschwindend ist. Die Wirkung dieser Dämpfung ist aus dem Ab- 

 schnitt C der Experimentalkritik sowie aus der vorhergehenden Ab- 

 handlung S. 234 zu entnehmen. 



Zur Füllung des Manometers und zur Druckzuleitung dienen 

 die Röhren Zl und Z3. Letztere ist durch den Hahn Bh ver- 

 schliessbar und dient zugleich als Träger des Manometers. Sie wird 

 zu diesem Zweck in der Zange Z der Muffe Fig. d und e fest- 

 geklemmt. — An der Muffe befindet sich auch die Schraube Seh 5 

 zum feinen Anlegen der Schreibspitze an das berusste Papier. 



Die Zuleitungsröhre ZI ist in einen Messingstutzen gekittet, 

 welcher durch Kegelschliff mit Überwurfmutter an einen Fortsatz 

 des Hohlkegels K angefügt wird. Dieser Hohlkegel ist in den 

 Manometerkörper M eingelassen und wird durch den abnehmbaren 

 Winkel W an diesen angedrückt erhalten. Er hat den Zweck, eine 

 Drehung der Zuleitungsröhre Zl um den Manometer- 

 körper als Achse zu ermöglichen, und ihr bei den Tierversuchen 

 eine möglichst bequeme Lage zu geben. Da der Revolverhahn RH 

 sich innerhalb des Hohlkegels K befindet, macht er alle Drehungen 

 der Röhre Zl mit, wird also in seiner Stellung durch die Drehungen 

 der Röhre nicht beeinflusst. 



Man könnte denken , dass durch die Ineinanderschaltung der 

 Kegel die Dichtigkeit des Apparates leide; das ist aber bei den 

 in meinem Gebrauch befindlichen Instrumenten nicht der Fall: sie 

 schliessen bei sparsamer Benützung von gutem Hahnfett luftdicht ^). 



1) Das Manometer wird von Herrn Univ. -Mechaniker Eug. Alb recht 

 in Tübingen geliefert. 



