Tpchnische Mitteilungen. 245 



Zur liiftfreien Füllung des Manometers bedient man 

 sich zweier Füllkugeln von bis 8 cm Durchmesser (ähnlich den in 

 Fig. 2 S. 247 abgebildeten) und verbindet diese, mit Wasser oder einer 

 anderen geeigneten Flüssigkeit gefüllt, durch Vermittlung von Gummi- 

 schläuchen (von etwa V2 m Länge und 8 mm Lumen) mit den Zu- 

 leitungsröhren Zl und Z2. Dann schickt man bei voller Öffnung 

 des Revolverhahnes 6- bis 12 mal durch das Manometer einen 

 kräftigen Strom hindurch, indem man die eine Kugel tief, die andere 

 höher hält und in letzterer durch Pressen mit dem Munde einen 

 starken Druck erzeugt. Dabei ist das Manometer abwechselnd auf- 

 recht und umgekehrt (mit dem Hebel H nach unten) zu halten, 

 so dass die unterhalb der Gummimembran befindliche Luftschicht 

 von den Wirbeln erfasst und durch Zl entfernt wird. Besonderes 

 Augenmerk ist noch auf die Füllung der Dämpfungslöcher 

 zu richten. Sie werden entweder nachträglich in der Weise gefüllt, 

 dass sie bei nach aufwärts gerichteter Stellung der Röhre Z 1 einge- 

 schaltet werden, und dass durch Nachpressen von Flüssigkeit aus Z 2 

 die in ihnen befindliche Luftblase nach Zl entleert wird. Besser 

 ist es, die in den Dämpfungslöchern befindliche Luft vor der Füllung 

 des Manometerkörpers zu entfernen, indem man bei abwärts ge- 

 richteter Röhre Zl durch Einpressen von Flüssigkeit in diese die 

 Luft aus den Dämpfungslöchern in den Manometerkörper treibt. 

 Dass es bei dieser Handhabung möglich ist, sämtliche Luft aus dem 

 Manometer zu entfernen, davon kann man sich auf folgende Weise 

 überzeugen: Man schraubt die druckmessende Vorrichtung ab, 

 entfernt die Überwurfmutter TJ und die Deckscheibe I) vom Mano- 

 meter und sieht, ob unter der Membran eine Luftblase vorhanden 

 ist oder nicht. Eine solche lässt sich durch die halbdurchsichtige 

 Membran hindurch sehr deutlieh erkennen; man wird sie aber bei 

 sorgfältiger Ausführung der Füllung stets vermissen. Nach Ent- 

 fernung der Röhre Zl vom Fortsatz des Kegels K kann man sieh 

 ferner durch einen Blick auf die Dämpfungslöcher überzeugen, dass 

 die Luft aus ihnen entfernt ist. 



Die aufzuzeichnenden Druekschwankungen werden entweder 

 durch den Strohhebel II auf berusstes Papier oder optisch re- 

 gistriert. Ist letzteres erforderlich, so ersetzt man den Hebel H 

 durch einen kürzeren von etwa 3 cm Länge, an dessen Spitze ein 

 feiner Glasfaden von etwa 0,02 bis 0,06 mm Durehmesser und 

 3 mm Länge angeklebt ist. Ein Bild dieses Glasfadens wird^durch 



