246 K- Hürthle: 



eine geeignete Linse (Mikroplanar) auf den lichtempfindlichen Film 

 entworfen und registriert. Dabei kann man die Elastizitätskonstante 

 des Manometers entweder durch Verkleinerung der Grundplatte G 

 oder durch Einsetzen einer wesentlich stärkeren Feder erhöhen; die 

 dadurch eintretende Verminderung der statischen Empfindlichkeit 

 wird durch die optische Vergrösserung kompensiert. 



Diese Art der optischen Registrierung hat gegenüber der An- 

 wendung eines mit der Feder des Manometers verbundenen Spiegels 

 gewisse Vorzüge: 



a) Da die Bewegungen der Grundplatte durch den Hebel schon 

 etwa zehnfach vergrössert werden, so kommt man mit einer geringen 

 optischen Vergrösserung, nämlich mit einer zwanzig- bis dreissig- 

 fachen, aus, bei einer Gesamtvergrösserung von 200 bis 300. Das 

 hat wieder den Vorteil, dass der Abstand des Objektivs vom Mano- 

 meter relativ gross ist, und dass zur Beleuchtung eine geringe Licht- 

 quelle genügt, die von einem Nernstfaden geliefert wird. Auf diese 

 Weise sind z. B. die auf Taf. I abgebildeten Mauometerschwingungen 

 registriert. Dabei ist das Trägheitsmoment des vergrössernden 

 Hebels nicht wesentlich grösser als das einer Spiegelvorrichtung 

 (s. S. IGö der Experimentalkritik), 



b) Man kann ferner bequem die Bewegungen zweier Manometer 

 gleichzeitig durch eine Linse abbilden , indem man die Glasfaden 

 <ler Hebel so stellt, dass sie dicht übereinander in einer vertikalen 

 Ebene liegen. 



2. Eine Vorrichtung znr Eichaug der Manometer. 



Das zur Eichung der Manometer eingerichtete, in diesem Archiv 

 Bd. 43 S. 421 beschriebene Quecksilbermanometer hat den Nachteil, 

 dass zur Einstellung der verschiedenen Werte eine gewisse Zeit 

 erforderlich ist, und dass die bei den einzelnen Eichungen er- 

 zielten Druckwerte nicht genau gleich sind, wenn Manometerröhre 

 und Quecksilber-Meniskus nicht vollkommen rein sind. Diese Miss- 

 stände werden durch die folgende Vorrichtung beseitigt. 



An einer Stativstange von 2 m Höhe werden drei Glas- 

 kugeln Kq El und /vo Fig. 2 S. 247 von 8 cm Durchmesser so 

 befestigt, dass der Höhenunterschied ihres Äquators 80 (oder 100) cm 

 beträgt. Zu diesem Zweck sind auf der Stativstange Schieber mit 

 riii'^förmigen Ansätzen angebracht, in welchen die Kugeln derart 



