248 K- Hürthle: 



Sätzen. Letztere sind mit den drei Kugeln durch Glasröhren und 

 kurze Gummischläuche verbunden. Das ganze System wird bis zum 

 Äquator der Kugeln mit destilliertem Wasser gefüllt. 



Das zu eichende Manometer wird in gefülltem Zustand durch 

 ein Schlauchstück an R angeschlossen und durch die Membran des 

 Manometers auf gleiche Höhe mit dem Äquator von K^ gebracht; 

 man hat dann Nulldruck bei Öffnung von Hq. Die Abszisse wird 

 registriert, darauf Hq geschlossen und Si geöffnet, desgleichen H^ 

 nach Schluss von S^ und so werden die Druckwerte von 80 und 

 160 cm Wasser registriert. Auf diese Weise verläuft die Eichung 

 sehr rasch und genau, auch kann man sich z. B. während eines 

 Versuches von der Konstanz der Manometerausschläge leicht über- 

 zeugen, wenn man die Eichungsvorrichtung mit der Röhre Z^ 

 (Fig. 1 S. 241) verbunden lässt. 



Diese Vorrichtung hat allerdings den Nachteil, dass die 

 Eichungen nur für die zwei eingestellten Druckunterschiede fest- 

 gestellt werden können. Allein diese Feststellung ist für die meisten 

 Zwecke ausreichend. Auch die geringe Handlichkeit des Apparates 

 muss man mit in Kauf nehmen. Ich habe ihn auf einem besonderen 

 Schem.el montiert, welcher unmittelbar neben das Kymographion 

 gestellt werden kann. 



Bei solchen Eichungen zeigt sich nun, dass die Ordinate für 

 — 80 gewöhnlich etwas grösser ist als die für 80 — 160 cm Wasser 

 (ausnahmsweise kommt auch das Umgekehrte vor und hat seine 

 Ursache darin, dass bei der Nullstellung die Grundplatte der Membran 

 nicht aufliegt). Will m.an genau gleiche Ordinaten für gleichen 

 Druckzuwachs haben, so benutzt man das Manometer im Druckbezirk 

 von — 20 cm Wasser überhaupt nicht. Man eicht es dann so, 

 -dass der Äquator von Kq 20 cm über die Manometer -Membran 

 gebracht und die nunmehr eintretende Stellung des Manometerhebels 

 als Abszisse registriert wird. Selbstverständlich muss dann die zu 

 untersuchende Arterie auf dieselbe Höhe, nämlich 20 cm über das 

 Manometer, gebracht werden. Auch die negativen Druckwerte im 

 Inneren der Herzkammer kann man so registrieren, dass das Mano- 

 meter seine Gleichgewichtslage nicht passiert, indem man das Herz 

 40 — 50 cm über den Manometerspiegel erhebt. Allerdings hat 

 man dabei den Nachteil der Verlängerung der schwingenden 

 Flüssigkeitssäule. 



