Technische Mitteilungen. 249 



3. Das Kapillar -Voluiiieter 



dient zur Messung der Flüssigkeitsmenge, welche bei einem be- 

 stimmten Druckzuwachs in das Manometer bezw. die Zuleitungsröhre 

 eintritt. Es besteht aus einer Glaskapillare von etwa 1 qmm Quer- 

 schnitt und 20 cm Länge, welche durch Messung unter dem Mikroskop 

 auf kreisförmigen Querschnitt und durch Eichung mit Hilfe 

 eines Quecksilberfadens auf ihre Gleichförmigkeit geprüft sein 

 muss. Die beiden Enden der Kapillare sind kegelförmig aufgeblasen 

 und mit weiteren kurzen Röhren verschmolzen. In die Kapillare 

 wird ein 12 mm langer Kolben aus Hartgummi derart verpasst, dass 

 er sich nach Füllung mit Wasser eben noch leicht durch die 

 Kapillare bewegt. Er dient als Indikator für die Grösse der Flüssig- 

 keitsverschiebung. 



Der Querschnitt der Kapillare wird durch Wägung eines Queck- 

 silberfadens von gemessener Länge genau bestimmt und danach eine 

 Tabelle angefertigt, welche die Volumverschiebung pro 1, 2, 3 usw. mm 

 Verschiebung des Kolbens enthält. 



Das Instrument wird derart gebraucht, dass es zwischen das 

 zu prüfende Manometer und den Eichungsapparat eingeschaltet wird. 

 Bis zur luftfreien Füllung bleibt der Hartgummikolben in der 

 weiteren Röhre liegen und wird danach durch geeignete Haltung der 

 Röhre und geringe Flüssigkeitsverschiebung in den Anfang der 

 Kapillare eingeführt. Bei der Einstellung verschiedener Druckwerte 

 im Eichungsapparat stellt man dann durch Beobachtung des in der 

 Kapillare befindlichen Kolbens über einem Millimeter-Maßstab die 

 Grösse der Flüssigkeitsverschiebung fest. Durch abw^echselnde Ver- 

 bindung des Kapillarvolumeters direkt mit dem Manometerkörper 

 und mit den Zuleitungsröhren kann man auch ermitteln, welcher 

 Teil der Flüssigkeitsverschiebung durch die Volumelastizität des 

 Manometers,, und welcher andere durch dehnbare Verbindungsstücke 

 bedingt ist. Die Verbindung des Kapillarvolumeters mit dem Mano- 

 meter muss natürlich eine undehnbare sein. Am vollkommensten 

 wird dies erreicht, w^enn man das Kapillarvolumeter in die kurze 

 Messingröhre einkittet, welche durch Überwurfmutter mit dem Fort- 

 satz des Manometerkegels K Fis:. 1 S. 241 verbunden wird. 



