538 



Wilhelm Trendelenburg: 



sehaltuDg durch Schnitte die störenden Nebenwirkungen abspielen, 

 die bei unserer Methode vermieden werden sollen. Von vornherein 

 war allerdings wenig wahrscheinlich , dass die Abkühlung sich noch 

 an den Staramganglien bemerkbar macht, da diese von anderen Ge- 

 fässen aus durchblutet werden, wie die Hirnrinde, derart, dass zum 

 Beispiel bei völliger Unterbrechung der Rindengefässe durch totale 

 Rindenexstirpation die Ernährung der Stammganglien nicht not- 

 wendig leidet. Immerhin war aber eine direkte 

 I Untersuchung dieser Verhältnisse erwünscht, und 



diese w^urde mit der thermoelektrischen 

 Methode vorgenommen. Als Thermonadel dienten 

 feine Drähte aus Kupfer und Konstantan, die durch 

 ganz dünne, oben zusammengekittete Glaskapillaren 

 gezogen und an der Spitze sehr fein verlötet waren. 

 Fig. 12 zeigt eine solche in der Folge als „Tiefen- 

 nadel" bezeichnete Einrichtung in Originalgrösse. 

 Der Konstantandraht war in üblicher Weise an 

 einen Kupferdraht verlötet, und diese Lötstelle 

 wurde in einem Brei aus zerkleinertem Eis auf 

 konstanter Temperatur des Nullpunktes gehalten. 

 Während diese „Tiefennadel" zur Temperatur- 

 messung in der Tiefe des Gehirns diente, wurde 

 eine andere, als „Oberflächennadel" bezeichnet, 

 zur Messung der Temperatur unter der Kapsel- 

 membran verwendet. Sie bestand ebenfalls aus 

 zur FeststeUung des ^^^^^ feinen Verlötung eines Konstantan- und eines 

 Tiefenbereichs der Kupferdrahtes, jedoch war die Glasumhüllung weg- 

 Natürl. Grösse. gelassen und an ihrer Stelle eine Isolierung aus 

 Umspinnung und einer dünnen Paraffinschi cht 

 angewandt, damit sich die Nadel ohne weiteres der Hirnober- 

 fläche unter der Kapsel biegsam anpassen konnte; auch hier war 

 wieder die zweite Lötstelle in Eis gehalten. Beide Nadeln waren 

 durch eine Wippe mit einem Wiedemann' sehen Galvanometer 

 verbunden, so dass also schnell hintereinander entweder die 

 eine oder die andere Nadel zur Messung benutzt werden konnte. 

 Die Bussole war so eingestellt, dass ein Skalenausschlag von 1 cm, 

 der mit Fernrohr abgelesen wurde, für die Oberflächennadel ziem- 

 lieh genau 1 " G. entsprach , während bei der Tiefennadel wegen 

 des zufällig anderen Widerstandes der Drähte die Empfindlichkeit 



