560 0- Zoth: 



Seite die absolute Unzulänfjlichkeit der hergebrachten Prüfungs- 

 methode mit der Uhr so unzweideutig ergeben, dass die getane Arbeit 

 doch wohl nicht als verloren anzusehen sein dürfte. 



Geprüft wurden drei Zylinder-, vier Aukeruhren und ein Chrono- 

 meter, verschiedener Herkunft und Güte, sowie verschiedenen Alters, 

 wie sie uns gerade zur Verfügung standen. Dazu kamen später zu 

 besonderen Versuchen noch zwei neue Omega-Ankeruhren mit un- 

 mittelbar aufeinanderfolgenden Fabrikationsnummeru. Es ist wohl 

 bekannt, dass die drei genannten Hemmungen im allgemeinen ver- 

 schieden lauten Schlag geben und gewöhnlich der (^/s Sek.-) Schlag 

 der Zylinderhemmung schwächer als der der Ankerhemmung, dieser 

 wieder schwächer als der der (V2 Sek.-) Chronometerhemmung ist. 

 Doch fand ich unter den paar geprüften Uhren schon Ausnahmen 

 hiervon. — Die Prüfungen wurden so vorgenommen, dass in zweck- 

 mässiger Weise — Näheres hierüber weiter unten — zunächst die 

 Entfernung festgestellt wurde, in der die betreffende Uhr eben noch 

 gehört wurde. Es wurde dabei immer die Hörrichtung rein seitlich 

 gewählt, das abgewendete Ohr war mit vaselinierter Watte ver- 

 schlossen. Die ganz aufgezogene Uhr wurde seitlich am Knopfe, das 

 Zifferblatt der Versuchsperson zugewendet, in Ohrhöhe gehalten und 

 nun in verschiedene Entfernungen vom untersuchten Ohre gebracht. 

 Dabei ergeben sich sehr grosse Schwierigkeiten, wenn man das Ge- 

 räusch kontinuierlich auf das Ohr einwirken lässt. Nähert man die 

 Uhr, wie dies in der Praxis oft gemacht wird, von grösseren Ent- 

 fernungen an, bis sie eben gehört wird, so kommt man nicht nur 

 meist zu weit überschwelligen, sondern auch jedesmal zu anderen 

 Werten der Entfernung. Grössere Abstände und etwas kleinere 

 Schwankungen erhält man, wenn man, von ganz deutlich hörbarem 

 Schlag ausgehend, die Uhr allmählich vom Ohre entfernt. Aber 

 immerhin sind auch hierbei die Schwankungen der Entfernungs- 

 werte noch recht beträchtlich. Dabei spielen offenbar auch die 

 „Schwankungen ersten Grades" besonders mit. Nachdem ich auf 

 diese zwei Arten zu gar keinen brauchbaren Ergebnissen gelangt 

 war, versuchte ich auch die Prüfung mit der Taschenuhr nach Art 

 der Phonometerprüfung einzurichten; der Schall wurde erst auf ein 

 gesprochenes Vorsignal (Achtung!) freigegeben und sogleich (nach 

 einer Sekunde) wieder abgedeckt. Dies wurde in einfacher Weise 

 vermittels einer schalldämpfenden Blende bewerkstelligt, welche aus 

 einem auf beiden Seiten mit Tuch überspannten quadratischen Holz- 



