564 0. Zoth: 



das die gewöhnliche Verwendung der Uhr von Seiten der meisten 

 Praktiker: die Angaben haben aber nur für den Besitzer der Uhr 

 einen gewissen Wert. Übrigens sind auch sie keineswegs ganz ein- 

 wandfrei: auch der Schlag derselben Uhr verändert sich mit der 

 Zeit und wird allmählich schwächer. Nach dem Auseinandernehmen 

 und Ausputzen des Werkes wird er wieder deutlich lauter; eine 

 Spur frisches Öl in das länger nicht geputzte Werk gebracht kann 

 den Schlag merklich lauter machen. 



Es bedarf nach allem in diesem Abschnitte Vorgebrachten wohl 

 keiner besonderen Zusammenfassung mehr, um zu dem Schlüsse zu 

 gelangen : Die Prüfung der Hörschärfe mit der Uhr, selbst wenn sie 

 in der anscheinend zweckraässigsten Form (mit Abdecken, sieh oben) 

 ausgeführt wird, soll jedenfalls, und zwar je eher desto besser, auf- 

 gegeben werden. — 



VI. Schallansbreitung der Taschenuhr. 



Einige beiläufige Versuche über die Schallausbreitung der Taschen- 

 uhr wurden in der Weise ausgeführt, dass das phonometrische Äqui- 

 valent derselben Uhr in zwei verschiedenen Entfernungen, bei einmal 

 otfenem , das andere Mal lose mit Watte verschlossenem Ohre be- 

 stimmt wurde. Breitet sich der Schall der Uhr ungefähr nach dem- 

 selben Gesetze aus wie der Phonometerschall (in der Horizontalen ^), 

 so musste bei verschieden starkem Verstopfen des Ohres und dem- 

 nach verschiedenen Entfernungen von Uhr und Phonometer vom 

 Ohre immer ungefähr das gleiche phonometrische Äquivalent gefunden 

 werden. Dies scheint aus den wenigen vorliegenden Versuchen für 

 Entfernungen bis zu 2 m in der Tat hervorzugehen. Darnach würde 

 also der Schall der Taschenuhr (wieder seitlich am Knopfe gehalten, 

 das Zifferblatt dem Ohre zugewendet, senkrecht zur Hörrichtung) in 

 dem bezeichneten Bereiche im umgekehrten Verhältnisse mit dem 

 Kubus der Entfernung zu- und abnehmen. — Nach dem Schlüsse 

 des vorigen Abschnittes haben weitere und, wenn möglich, genauere 

 Versuche über die Schallausbreitung der Taschenuhr wenig Interesse. 



Vll. Vergleichun^ von Fallphonometeru nnd Klotzmaterialien. 



Obwohl ich in meiner ersten Mitteilung schon eingangs zu dem 

 Schlüsse gekommen war, „dass für Neukonstruktionen nach dem 



1) Vgl. 1. c. S. 177. 



