566 0- Zoth: 



stiramuugen der Hörscbärfe konstruiert, welches im letzten Abschnitte 

 dieser Mitteilung kurz beschrieben werden soll ^). — 



In meiner ersten Mitteilung habe ich auch verschiedene Klotz- 

 materialien in bezug auf das beim Falle der Stahlkugel entstehende 

 Fallgeräusch qualitativ verglichen^). Eine neue quantitative Ver- 

 gleichung mit dem Fallphonometer ergab, dass der Fall der Stahl- 

 kugel von Vs " auf gleich grosse Klötze von Glas, Bergkrystall, 

 Elfenbein und auch Hartgummi mehr als fünfmal so laute Geräusche 

 hervorbringt als auf Stahl. Man könnte an die Beigabe eines Elfen- 

 bein- oder Hartgummiklotzes zum Phonometer denken, der die 

 Prüfung auch stärker herabgesetzter Hörschärfen noch mit einer 

 und derselben Kugelgrösse zuliesse. 



Vlll. Neue Ausführungsform des Fallphoiiometers, 



Ich habe jetzt dem Modell I des Fallphonometers eine ver- 

 einfachte und verbesserte Ausführungsform gegeben, die dessen Hand- 

 habung und damit seine Einführung in die Praxis erleichtern soll. 

 Das neue Modell III, welches in Fig. 2 in ^/s der natürlichen Grösse 

 dargestellt ist, zeigt gegenüber dem Modell I, welchem es sonst in 

 allen wesentlichen Teilen gleicht, folgende Veränderungen: 



1. Einfache pneumatische, anstatt der elektomagnetischen, Aus- 

 lösung der Kugeln (ähnlich wie beim alten Modell II). Hierdurch 

 wird die Einrichtung wesentlich einfacher und billiger. An die Stelle 

 des Elektromagnetes tritt ein einfaches Winkelröhrchen , das zur 

 Aufnahme der Kugeln am unteren Ende passend ausgeschliffen ist. 

 Oben wird ein Gummischlauch mit Ball angesteckt, wie sie für 

 photographische Momentverschlüsse in Gebrauch sind. Dafür fallen 

 Element, Leitungsschnüre und Kontaktringe weg; Wartung und 

 Transportfähigkeit des Apparates sind bedeutend erleichtert. Das 

 Ansetzen der Kugeln, namentlich der grösseren, an das Kugelhaltrohr 

 durch Ansaugen mittelst des Balles erfordert allerdings ein klein 

 wenig mehr Geschicklichkeit als das Anlegen an den Elektro- 

 magneten von Modell I; dafür fällt aber das dort oft erforderliehe 

 Einstellen des Widerstandes für verschiedene Kugelgrössen fort. 



2. Wegfall des Nonius und direkte Ablesung von halben Milli- 

 metern. Da die Versuche ergeben haben, dass eine grössere Ge- 



1) S. 569. 



2) S. 170. 



