Weitere Versuche mit dem Fallphonometer. 



567 



nauigkeit in der Fallhöhenbestimmuug als etwa V2 mm kaum zu 

 erzielen ist, wurde der 0,1-mm-Nonius weggelassen, und es können 

 nun halbe Millimeter an der Teilung unmittelbar abgelesen, Viertel- 

 millimeter leicht geschätzt werden. 



3. Fallhöheneinstellung mit Zahntrieb. Ein wesentlicher Vor- 

 teil gegenüber der alten Verschiebung des Halters an"der Teilung 



Fig. 2. 



mit freier Hand. Die Zahnung des Triebes ist schräg geschnitten. 

 wodurch der tote Gang auf ein Mindestmaass eingeschränkt ist. 



4. Bequeme Nulleinstellung der Skala für jede Kugelgrösse. 

 so dass die Fallhöhen immer direkt abgelesen werden können. 

 Dieser Vorteil ist dadurch erreicht worden, dass das Kugelhaltrohr 

 in seinem Träger in der Höhe verschiebbar und festzuklemmen ist. 

 Die Nulleinstellung für eine beliebige Kugel erfolgt durch folgende 

 vier Handgriffe: Herabdrehen des Kugelträgers auf den Nullpunkt 

 der Millimeterteilung (Anschlag), Lüften dar Rohrklemme. Unter- 



