568 • ■ 0- ^^Oth: 



setzen der Kugel, die uun zwischen Rohr und Klotz leicht geklemmt 

 wird, Anziehen der Rohrklemme. 



5. Unmittelbare Anwendbarkeit aller Kugelgrössen von =^/i6 bis 

 ^Ii6 engl. Zoll, durch die eigentümliche Form des Schliffes am Kugel- 

 haltrohre ermöglicht. Wie oben erwähnt, erfordert das Ansetzen 

 der grösseren Kugeln einige Übung. Man saugt am besten stark 

 an, während man (mit dem beigegebenen Kugellöffelchen) die 

 Kugel möglichst zentral leicht an die Mündung des Rohres andrückt. 



6. Reinigung der Klotzoberfläche mittels Abblasens (wie beim 

 alten Modell II). Zur öfter erforderlichen Entfernung des Staubes 

 von der Klotzoberfläche sehr bequem und wirksam. Nur bei grösseren 

 Fallhöhen muss der Pinsel verwendet werden. 



Das Messbereich des neuen Modelles erstreckt sich unter Bei- 

 behaltung der Entfernung von 1 m für die vier Kugelgrössen von 

 2/i6 bis ^/i6 " von der Hörschärfe J. = 3 bis Ä = 0,0001 , mit 

 Verkürzung der Entfernung auf V2 und ^U m bis zu etwa 

 A = 1 Milliontel. Für allfällige — übrigens seltene und für den 

 Praktiker bedeutungslose — grössere Hörschärfen als J. = 3 

 muss, wenn die Entfernung von 1 m beibehalten werden soll, die 

 V16 "Kugel (mit einem engeren Kugelhältrohr) verwendet werden. 



Die Berechnung der Hörschärfe aus der Fallhöhe erfolgt wie 

 bei Modell I nach den Formeln (für die Distanz von i ni): 



Kugelgrössen : 



Hörschärfe : 





Vs " == ^Il6 " 



^ = 0,8| 



= 



1 

 1,25 h 



3/16 " 



^ = 0,05| 



= 



1 

 20 h 



V4"=-^/l6" 



^ = 0,0125 



1 

 h 



1 



80 Ä 



■V16 " 



A = 0,0033 



1 



h ~~ 



1 

 300 Ä 



Fallhöhen in Millimetern 



') 



Modell III eignet sich wie Modell I besonders als stabiler 

 Laboratoriumsapparat, ist jedoch bei seinen kleinen Dimensionen 

 (7X7X11 cm) auch sehr leicht transportabel. Für möglichst hori- 

 zontale Einstellung der Klotzoberfläche ist immer Sorge zu tragen. 

 Im übrigen sind alle in der ersten und in dieser Mitteilung für die 

 Handhabung des Fallphonometers gegebenen Vorschriften zu beachten. 



1) Vgl. 1. c. S. 190. 



