Weitere Versuche mit dem Falli)honometer. 5(59 



Die Auslösung des Kugelfalles erfolgt wie beim alten Modell II zu 

 der gewünschten Zeit durch leises Zusammendrücken des Gummi- 

 balles i). 



IX. Taschenphonometer. 



An Stelle des früheren Modelles II habe ich neuerlich ebenfalls 

 ein viel handlicheres, kleineres, in einem Etui von 10X2X2 cm 

 unterzubringendes Phonometer konstruiert, welches in Fig. 3 in 

 natürlicher Grösse dargestellt ist 2). Mit demselben können freilich-, 

 da dabei wieder nur die Entfernung zu verändern ist, nur beiläufige 

 Prüfungen vorgenommen werden. Das Fallgeräusch wird zwischen 

 zwei Kugeln von l's " erzeugt, von denen die eine an dem Ende 



Fig. 3. 



eines leichten zweiarmigen Hebelchens befestigt ist. Die Fallhöhe 

 dieser Kugel wird vermittels einer Justierschraube nach Vergleichung 

 niit einem für die Hörschärfe J. = 1 eingestellten stabilen Fall- 

 phonometer (Vs "-Kugel 0,8 mm Fallhöhe) fix eingestellt. Die 

 entsprechende Fallhöhe des Taschenphonometers beträgt nach einer 

 Reihe vorgenommener Vergleiche 1 mm. Mit einer beigegebenen 

 Lehre kann der Kugelabstand jederzeit kontrolliert, durch die Justier- 

 sehraube der Apparat gelegentlieh mit Zuhilfenahme eines stabilen 

 Fallphonometers nachjustiert werden. Die Schallausbreitung des 

 Taschenphonometers erfolgt nach einer Anzahl darauf gerichteter Ver- 

 suche, die in ähnlicher Weise, wie die in Abschnitt VI beschriebenen. 



1) Das neue Modell wird vom Mechaniker des hiesigen Institutes, Herrn 

 K. Roczek, zum Preise von 40 Kronen (34 Mark) geliefert. 



2) Das einfache Apparatchen liefert ebenfalls der oben Genannte zum Preise 

 von 10 Kronen (8 Mark) sammt Etui. 



