570 



0. Zoth: Weitere Versuche mit dem Fallphonometer. 



unter Vergleichung mit dem Fallphonometer vorgenommen wurden, 

 anscheinend nach demselben Gesetze, wie bei diesem. Ist d die 

 Entfernung des Phonometers vom Ohre in Metern, i die Schall- 

 intensität und A die Hörschärfe, wobei die Schallintensität am Ohre 

 für die Hörschärfe 1 bei 1 m Entfernung der Schallquelle = 1 ge- 

 setzt wird, so ergibt sich nach 



d 



Vs 



die nachstehende Aichungstabelle (zugleich Messungsbereichj für das 

 Instrumentchen : 



Tasche 



nphonometer 



Taschenphonometer 



gehört bei 



geh( 



jrt bei 



d rund 



A = 



d rund 



A = 



2,00 m 



8 



89 cm 



0,7 



l,8i! „ 



6 



84 „ 



0,6 



hn „ 



") 



79 ., 



0,5 



1,59 ., 



4 



63 „ 



0.25 



1,44 ., 



3 



46 „ 



0,1 



1,26 .; 



2 



37 ., 



0,05 



1,00 ., 



1 



29 ;, 



0,025 



97 cm 



0,9 



22 ., 



0,01 



93 „ 



0,8 



17 „ 



0,005 



91 „ 



0,7.-. 



10 .. 



0,001 



Der Gebrauch des Taschenphonometers erfolgt analog dem des 

 Fallphonometers-). Man hält das Instrument am Griffe zwischen 

 Daumen, Mittel- und Ringfinger horizontal, mit seiner Längsachse 

 senkrecht zur Hörrichtuug; der Zeigefinger besorgt das Heben und 

 die Auslösung des Fallhebels (durch Abziehen griff'wärts, nicht 

 Abheben!). Die Entfernung vom Ohre wird am einfachsten mit 

 einem Taschenmeterstab abgenommen. 



1) Vgl. 1. c. S. 177 und 192. 



2) Vgl. 1. c. S. 182 ff. und diese Mitteilung S. 547. 



