Chronophotische Studien über den Umgebuagskontrast. 367 



reize vorhanden sein, damit ein Kreuzungspunkt der beiden 

 Empfindungskurven zutage trat. Dieses eigentümliche Verhalten 

 bildete den ersten Anstoss zu den folgenden Untersuchungen. 



Versuchsanordnung. 



Bei diesen Untersuchungen werden entweder zwei objektiv gleich 

 lichtstarke und gleichartige, unmittelbar aneinander stossende oder 

 durch einen Trennungsstreifen getrennte oder zwei solche Lichtfelder 

 benötigt', deren Lichtstärkenverhältnis in beliebiger Weise abgestuft 

 werden kann. Ich wüsste keinen Apparat, der es gestattete, das 

 eine Mal zwei in einer scharfen Grenzlinie unmittelbar aneinander 

 stossende Lichtfelder von objektiv sichergestellter absoluter Gleich- 

 heit der Lichtstärke, das andere Mal zwei solche von beliebig 

 variablem Lichtstärkenverhältnisse herzustellen. Darum habe- ich 

 eben für diese beiden verschiedenen Zwecke zwei verschiedene 

 Apparate verwendet : mein Chronophotometerl gestattet nur die 

 zeitliche Variation zweier unbedingt gleich lichtstarker und unmittelbar 

 in scharfer Grenzlinie aneinander stossender Lichtfelder, das Chrono- 

 photometer II gestattet die Variation sowohl der Expositions- 

 dauer, als auch des Lichtstärkenverhältnisses zweier Vergleichsfelder, 

 ohne jedoch die objektive Gleichstellung der Lichtstärken zu ermög- 

 lichen^). Das Chronophotometer I ist für solche physiologisch- 

 optische Untersuchungen eingerichtet, bei denen die Fehler der 

 subjektiven photometrischen Gleichstellung unbedingt auszuschalten 

 sind. Die chronophotische Methode eignet sich auch zur praktischen 

 Photometrie in solchen Fällen, bei denen es auf eine äusserst geringe 

 Unterschiedsschwelle ankommt, da die Fehlerbreite in diesem Falle 

 kleiner ist als bei der gewöhnlichen Photometriermethode ^). 



Chronophotometerl zur Vergleichung zweier objektiv 

 gleich lichtstarker Felder (Fig. 1 u. 2). 



Den Hauptanteil desselben bildet ein in geeigneter Weise für 

 die binokulare Beobachtung umgeformter Helmholtz' scher, von 

 S. Exn er beschriebener „Apparat zur Unterbrechung des Licht- 

 eindruckes" ^), von welchem Fernrohr und Spaltvorrichtung entfernt 



1) Beide Apparate werden von der Firma Schmidt & Haensch in Berlin 

 hergestellt. 



2) K. Stigler, Über den physiologischen Proportionalitätsfaktor, Zeitschr. 

 f. Sinnesphysiol. Bd. 44 S. 155—164. 1909. 



3) S. Exner, 1. c. 



