Chronophotische Studien über den Umgebungskontrast. 



369 



hat, gelangt es in die Röhre R^i die an ihren beiden Enden von 

 je einem Stativ getragen wird. Das vordere Stativ (Fig. 3) besteht 

 aus einer rechtwinkelig gebogenen Eisenblechplatte {EE) mit einem 

 runden Ausschnitte, an welchem eine kurze Hülse {TT) angesetzt 

 ist. In dieser steckt drehbar ein zweiter Tubus (ÜU), welcher an 

 eine Blechplatte (PF) gelötet ist, die einen runden Ausschnitt (F) 

 hat, der kleiner als das Lumen des Tubus U ist, so dass sein Rand 

 einen in das Lumen von U vorragenden Ring (WW) bildet. An 

 die Vorderfläche der Platte PP wird die das Reizfeld liefernde 

 Beinglasplatte Bf gekittet. Das Lumen des Tubus UU dient der 



Fig. 2. Clirorlopbotometer zur Vergleichung zweier objektiv gleich 



lichtstarker Felder, 



Röhre R2 als Stütze. Der Ring WW verhindert, dass die Röhre 

 an das Beingias anstösst. Das Photometerbeinglas soll homogen 

 (schlierenfrei) und möglichst dünn sein. Seine vordere Fläche ist 

 mit schwarzem Papier überklebt, aus welchem eine Ellipse ausgespart 

 ist, welche die Grösse und Form des Reizfeldes bestimmt. Durch 

 Drehung des Tubus U in der Hülse T kann die Lage dieser Ellipse 

 geändert werden. Das schwarze Papier darf nicht an der hinteren 

 Beinglasplatte angeklebt werden, weil sonst das Reizfeld von einem 

 diffusen Lichthofe umgeben wäre. Es ist auch wichtig, dass das 

 Beinglas selbst grösser als die Reizfläche ist, und zwar aus folgendem 

 Grunde: irgendein Partikelchen Ä im inneren Teile der Beinglas- 

 platte empfängt von der Lichtquelle durch direkte Bestrahlung die 



Pflüger' s ArchiT für Physiologie. Bd. 134. 25 



