370 Robert Stigler: 



Lichtmenge L Davon gibt es an seine Umgebung durch Diffusion 

 die Menge i ab, empfängt aber seinerseits von seiner Umgebung 

 durch Diffusion eine gleiche Lichtmenge i. Seine Lichtstärke 

 setzt sich daher zusammen aus: 1 — i -\- i, ist also gleich I. Ein 

 gleichgrosses Partikelehen B an der Peripherie des Beinglases 

 empfängt von der Lichtquelle ebenfalls die Lichtmenge J, es gibt 

 durch Diffusion ebenfalls die Lichtmenge i ab, empfängt aber nur 

 von einer Hälfte her diffundiertes Licht, also ^72, seine Lichtstärke 

 ist daher gleich 1 — i -\- il2 = 1— «72. B ist daher um «72 dunkler 

 als Ä, d. h. der Rand des Beinglases ist dunkler als die in der 



Mitte gelegenen Teile desselben, und zwar um so 

 dunkler, je stärker die Diffusion im Inneren des 

 Beinglases ist, also je dicker das Beinglas ist. Der 

 so bedingte dunkle Ring an der Peripherie wird 

 dadurch vermieden, dass man zur Herstellung des 

 Reizfeldes ein grösseres Beinglas verwendet, das 

 man vorne mit einem undurchsichtigen Loch- 

 schirm überklebt. 



Möglichst knapp am Beinglase drehen sich 

 die Messingscheiben Si, welche mit Präzision zu- 

 geschnitten sein müssen, so dass der freie Rand der 

 kleineren Scheibe einerseits und der innere Rand 

 des Hakens (Hm Fig. 1) der grösseren Scheibe 

 andererseits genau in eine Kreislinie zusammen- 

 ■p. g fallen, welche das Reizfeld in zwei gleich grosse 



Teile teilt. Der durch das Reizfeld gehende Teil 

 dieses Kreises kann annähernd als gerade Linie betrachtet werden. Da 

 binokular beobachtet wird, so muss die Entfernung dieser Scheiben vom 

 Reizfelde so klein als möglich sein, da sonst die rechte und linke Hälfte 

 des Reizfeldes wegen der parallaktischen Verschiebung des auf sie proji- 

 zierten Sektorenrandes verschieden ausfielen. Die genaue Koinzidenz 

 der Mitte des Reizfeldes mit den Rändern der Scheibe wird dadurch 

 ermöglicht, dass das Stativ, welches das Beinglas trägt, um sehr 

 geringe Beträge verschieblich ist. Der Beobachter betrachtet das 

 Reizfeld, indem er sich gegen einen den Gesichtsumrissen angepassten 

 Kopfhälter (Fig. 1 K) stützt. An Stelle eines Beobachterkastens 

 verwende ich einen photographischen Balg (L) mit mehreren Blenden 

 zum Abfangen falschen Lichtes. Das aus dem Blechzylinder ent- 

 weichende falsche Licht wird mit einem grossen schwarzen Karton 



l 







T „ 



w 





V 



Ra 



vr 







T " 



l 



T 



