über das Elektrokardiogramm bei Flimmern der Vorhöfe. 393 



ab, mit welcher das Papier im Registrierapparate abläuft. Wenn, 

 wie dies in unseren Versuchen gewöhnlich der Fall war, in 1 Sekunde 

 nur 40 mm Papier ablaufen, so werden bei rascheren Änderungen 

 der Lichtintensität die einzelnen helleren und dunkleren Streifen 

 schon so nahe aneinanderrücken, dass sie einen gleichmässig grauen 

 Grund ergeben. Immerhin haben wir sehr häufig diese Streifung 

 oft auf längeren Strecken gesehen, ohne dass wir Zischen der Lampe 

 bemerkt hätten. Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass 

 jene Streifung, wenn die Unterschiede nicht sehr gross sind, durch 

 Überentwicklung leicht verwischt werden kann. Spuren pflegen aber 

 auch dann noch sichtbar zu bleiben. 



Jedenfalls wäre es mit Rücksicht auf den Umstand, dass die 

 Bogenlampe ein ausserordentlich feines Reagens für die in ihrem 

 Stromkreise auftretenden Pulsationen darstellt, für viele Unter- 

 suchungen wünschenswert, ein ganz gleichmässig brennendes Licht 

 zur Verfügung zu haben; allerdings scheint es für das Bogenlicht 

 vorläufig keinen genügenden Ersatz zu geben. 



Für die Differentialdiagnose der Saitenunruhe beim Zischen der 

 Bogenlampe und beim Flimmern der Vorhöfe ist wichtig, dass bei 

 der ersteren meist gleichzeitig das mit dem Zischen verbundene 

 optische Phänomen der Vertikalstreifung des Papiers vorliegt, und 

 zweitens der Umstand , dass die Saite ganz kleine frequente 

 Schwingungen ausführt, ohne ihre Lage dabei wesentlich zu ver- 

 ändern. Es muss aber zugegeben werden, dass es Fälle gibt, in 

 welchen nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob diese feinste 

 Saitenunruhe in feinstem Vorhofflimmern ihren Grund hat oder in 

 Spannungsänderungen im Lampenkreise. 



Eine in gröberen Wellen auftretende Saitenunruhe kann ent- 

 stehen, wenn man in dem Bestreben, die Saite stets scharf einzustellen, 

 während der Aufnahme die Hand an der Mikrometerschraube 

 des Projektionsmikroskopes hält. Hier handelt es sich jedoch nicht etwa 

 um Interferenz der eigenen Aktionsströme, sondern um fortwährende 

 kleine Erschütterungen ; die Saitenunruhe erscheint nämlich kaum ge- 

 mildert, wenn man die Mikrometerschraube mittels eines Gummihand- 

 schuhes berührt. Man muss also das Saitenbild vorher scharf einstellen 

 und darf das Galvanometer während der Aufnahme nicht berühren. 



Endlich sei noch erwähnt, dass man bei faradiseher Reizung 

 des Vagus am Halse manchmal Seitenschwingungen beobachtet, deren 

 Zahl mit der Anzahl der Unterbrechungen im primären Kreise des 



