416 Leopold Löhner: 



isotonie des Blutplasmas Hand in Hand geht, auch wenn man 

 sich mit der Vollendung und Umrahmung des Präparates noch so 

 sehr beeilt. 



An dieser Stelle sei auch einer von Prof. 0. Zoth gelegentlich 

 gemachten Beobachtung Erwähnung getan. In einem Heissluftbade 

 wurden bei der Temperatur von 55 ° C. Präparate des eigenen 

 Blutes in der herkömmlichen "Weise angefertigt. Dieselben an Ort 

 und Stelle sofort untersucht, zeigten ausschliesslich nur die schönst 

 ausgebildeten Glockenformen. Wenn überhaupt, dann musste aber 

 gerade bei der Herstellung dieser Präparate sich der Einfluss von 

 Wärme und Trockenheit bzw. der Verdunstung geltend machen. — 



Wie immer man auch die vorstehend geschilderten Versuchs- 

 bediügungen abändern mag, wird man doch die Möglichkeit eines 

 äusseren störenden Einflusses nicht völlig von der Hand weisen 

 können. Bald kann die Berührung mit der kälteren und trockenen 

 Luft bei der Blutentnahme und damit verbunden eine augenblick- 

 liche Abkühlung, wohl eher als Verdunstung, bald wieder 

 die Verwendung zu heisser Deckgläser und dergleichen für den 

 Ausfall der Versuche verantwortlich gemacht werden. 



Allen Einwänden kann nur dann Rechnung getraixeni 

 werden, wenn die Blutentnahme und die Anfertigung 

 des Blutpräparates in einem Räume geschieht, der, auf 

 Körpertemperatur gehalten, zugleich eine jede Ver- 

 dunstung möglichst ausschliessende Feuchtigkeits- 

 sättigung besitzt. 



Zur Verwirklichung dieses Gedankens wurde ein Kasten, ähn- 

 lich einem Brutschranke , von den Dimensionen 60 X 30 X 40 cm 

 gebaut, der es erlaubte, durch Ausschnitte der Rückseite die Arme 

 einzuführen, im Inneren zu hantieren und zu mikroskopieren. 



Der Boden (50 x 30 cm) und die beiden Schmalseiten (30X40 cm), 

 aus Zinkblech verfertigt, wurden als Wasserbad (5 cm Waudungs- 

 abstand) eingerichtet und an den Innenseiten mit dicken, in Falzen 

 verschiebbaren Filzplatten belegt. 



Die Vorderwand (50 X 40 cm) bestand aus einer dicken Spiegel- 

 glasplatte, desiileichen die Decke (50X30 cm). Diese letztere trägt drei 

 kreisrunde Bohrungen, zwei kleine seitliche, bestimnit zur Aufnahme 

 von Thermometern, und eine grosse mittlere, von 5 cm Durch- 

 messer, für den Tubus des Mikroskopes. Über dieser Öffnung 

 wurde eine verstellbare Hartgummi-Schiebervorriclitung angebracht, 



