über die Glockenformen von Säugererythrocyten und ihre Ursachen. 417 



die es erlaubte, den Tubusauszug beliebig zu ändern und doch in 

 jeder Stellung einen dichten Verschluss herzustellen. 



Die Hinterwand (60X40 cm), aus filzbelejitein Zinkblech ver- 

 fertigt, lässt sich in Falzen verschieben und ist an symmetrischen, 

 exzentrisch gelegenen Stellen mit runden Armausschnitten von 13 cm 

 Durclimesser versehen. An diesen sind Tuchmanschetten von 30 cm 

 Länge befestigt, die über den Arm gestülpt und durch Gummizüge 

 an ihren Enden festgehalten werden. 



Das Mikroskop steht inmitten des Kastens auf einem hölzernen 

 Sockel. Nur der obere Teil des Tubus mit dem Okulare ragt so 

 weit aus dem hierfür bestimmten Deckenausschnitte hervor , dass 

 das Auge bequem angelegt werden kann, während sowohl der Zahn- 

 trieb als auch die Mikrometerschraube im Innern des Kastens 

 verbleiben. 



Durch Mikrobrenner wurde der Kasten angeheizt und für die 

 vorliegenden Versuche dauernd auf der Temperatur von 38 '^ C. ge- 

 halten. Vor dem jedesmaligen Ingebrauchsetzen wurden die den 

 Boden und die Schmalseiten auskleidenden Filzbelege ausgiebig 

 mit destilliertem Wasser durchtränkt. Ein im Inneren aufgehängtes 

 kleines Lambrecht'sches Haarhygrometer, das in Wasserdampf auf 

 seine Genauigkeit geprüft war, erlaubte, den jeweiligen Feuchtigkeits- 

 gehalt der Innenluft abzulesen. Es ging nun bei diesen Versuchen 

 sowohl aus den Hygrometerablesungen als auch aus dem Umstände, 

 dass sich reichlich Kondensationswasser an den Wänden abschied, 

 unstreitig hervor, dass sich für eine Temperatur von 38 ^^ C. eine 

 vollständige Feuchtigkeitssättigung erzielen liess, und dass daher 

 eine Verdunstung bei der Präparatanfertigung wohl vollkommen 

 ausgeschlossen war. 



Unangenehm bemerkbar machte sich bei vielstündiger Brenn- 

 dauer das von den Wänden und der Decke, teilweise auch längs 

 des Mikroskopes abtropfende Kondensationswasser. Rasches Ab- 

 wischen von Frontlinse und Spiegel mit einem trockenen, erst beim 

 Einführen der Arme mitgenommenen Lappen behob diese Übelstände 

 für die für einen Versuch völlig ausreichende Zeitdauer. War das 

 Mikroskop sehr lange dieser feuchten Atmosphäre ausgesetzt, so 

 kam es anfänglich auch zu einem feinen Beschläge der Objektiv- 

 liusen im Innern, wodurch die Klarheit der Bilder litt. Hiergegen 

 schützte später tüchtiges Einfetten der Objektivgewinde mit Talg. 



