510 



Heinrich Gerhartz: 



Gross und Mansfield, Toepler und Boltzmann) versucht 

 worden. Die Angaben der Forscher gehen trotz der verschiedenen 

 Wege nicht allzu weit auseinander; sie schwanken zwischen 0,05 

 und 1,27 j-ip. Wirklich einwandfreie Messungen sind kaum vor- 

 handen. Die besten dürften die von S h a w ^) sein. Sie wurden 

 mit einem Instrument ausgeführt, von dem sein Erfinder behauptet, 

 dass es imstande sei , wegen ungenügender Intensität nicht mehr 

 hörbare Amplituden noch zu messen. Aus diesem Grunde dürfte 

 es angebracht sein, die Methode kurz anzudeuten. 



Shaw misst den elektrischen Strom, der den geringsten im 

 Telephon (580 Schwingungen des Grundtons) noch hörbaren Schall 

 gibt. Es wird zunächst mit einer Mikrometerschraube, deren Ex- 

 kursionen noch durch ein Reduzierhebelsystem ausserordentlich 

 verkleinert werden, variabele Entfernung zwischen der Telephon- 

 membran und einem verstellbaren Kontakt hergestellt. Daraufhin 

 misst man den Gleichstrom, der nötig ist, die Membran wieder 

 bis zur Berührung des Kontaktknopfes durchzubiegen. Ich habe 

 den Eindruck gewonnen , dass diese Methode exakt genug ist , um 

 die angegebenen Zahlen als genügend zuverlässig erscheinen zu 

 lassen. 



Die Leistungsfähigkeit dieses Apparates geht nach Angabe 

 Shaw 's herab bis auf 0,4 ^it^. 



Tabelle 1. 

 Shaw's Skala der Lautheit mit den zug-ehöri^en Scliallamplituden. 



Telephon- 

 membran- 

 amplituden 



Luft- 

 amplituden 



Noch hörbar 



Noch bequem laut 



Untere Grenze des luiangenohm Lauten („just 



uncomfortably loud") 



Untere Grenze des ausserordentlich Lauten 



(„just overpowering") 



0,7 fjfx 



50 fAlA 



1000 fi^ 

 5000 uix 



0,14 ufj 



10 IJfX 



200 fAu 

 1000 fifA 



Shaw fand für den momentanen Schall ungefähr die oben ge- 

 nannten Werte, nämlich 0,7 fxfx für das geübtere rechte, 0,9 ^[x für 



1) P. E. Shaw, The amplitude of the minimum audible Impulse sound, 

 Proceed. of the Roy. Soc. of London Ser. A. t. 76 p. 360—366. 1905. — The 

 improved electric micrometer. Proceed. of the Roy. Soc. of London Ser. A. 

 p. 350-.3.59. 1905. 



