514 Heinrich Gerhartz: 



(Posaune) wie vom gekoppelten Register bei gleichem Anblasestrom 

 Töne verschiedener Schwingungszahl geschrieben ^). Fig. 2 (Nr. II) 

 zeigt ein Schema der Amplituden. Man gewahrt, wie mit steigender 

 Tonleiter die Amplitude progressiv abnimmt. Versucht man am 

 Klavier den Versuch zu wiederholen, so misslingt er. Man erhält 

 dann eine unregelmässig verlaufende Skala, auch wenn man 

 sich bemüht mit möglichst gleicher Intensität die Tonleiter zu spielen. 

 Dieser Versuch ist ein instruktives Beispiel für die relative Unfähig- 

 keit unsere^ Gehörorganes , geringe Intensitätsunterschiede wahrzu- 

 nehmen. Dass nichts anderes hier im Spiele ist, geht daraus hervor, 

 dass es beim Klavier nicht gelang, bei Wiederholung der Versuche 

 Kurven gleicher Amplitude zu erhalten. Es wäre interessant, diese 

 Versuche unter Benutzung eines Klavierspiel-Vorsatzapparates zu 

 wiederholen. 



Die oben zugrunde gelegten Anschauungen sind allgemein ver- 

 breitet, können aber nur einen gewissen Anhalt bieten, da die Grund- 

 lagen, auf die sieh die Rechnung aufbaut, wohl zu unsicher sind. 

 Sie genügen jedoch als Unterlage für die Konstruktion eines Herz- 

 schallschreibers. Wie man sieht, sind die Anforderungen, die an die 

 Vergrösserungsleistung gestellt werden, technisch sehr hohe. 



Störungen beim Herzschallschreiben. 



Bevor die einzelnen Methoden an der Hand ihrer Ergebnisse 

 zur Sprache kommen, ist es wünschenswert, einige etwaige Fehler- 

 quellen allgemeiner Natur zu besprechen. 



Einthoven, dem wir die ersten Erfolge auf unserem Gebiete 

 verdanken, hatte hauptsächlich auch darauf Bedacht genommen, Er- 

 schütterungen , die etwa durch das Schallzuleitungsrohr verursacht 

 werden könnten, zu vermeiden. Er hat sich davon überzeugt, dass 

 dies möglich ist. Ich muss ihm darin vollkommen beistimmen, dass 

 eine einigermaassen dickwandige kurze Gummischlauchverbindung, 

 auch wenn sie hin und her bewegt wird, nicht stört. Wird sie 

 seitlich wenig komprimiert, so treten allerdings Nachteile auf. Es 

 werden dann Membranschwingungen beobachtet, die langsam an- 



1) Durch diesen Versuch wird gleichzeitig der Beweis geliefert, dass mein 

 Registrierapparat auf Schall der Schwingungszahlen im Bereiche der Herzschall- 

 höhe (am Instrument bestimmt) korrekt, d. h. mit charakteristischen P^iguren 

 antwortet. 



