516 Heinrich Gerhartz: 



wenn sie angeschlagen wird , eine Anzahl Vibrationen , die ihrer 

 Schwingungszahl entsprechen. Verbindet man die Gabeln mit einem 

 Schreibstift, so zeichnet bei geeigneter bekannter Vorrichtung der 

 Stift diese Gabel Vibrationen ohne Schwierigkeit auf. Das ist das 

 älteste primitive Modell eines Schallschreibers. Die Luftamplituden 

 haben hier auf die Bewegungen des Schreibstiftes keinen Einfluss; 

 denn sie sind zu schwach, um ihn in Bewegung zu setzen. 

 Würden sie es tun, so würde man Oszillationen erhalten, die, 

 obwohl an Amplitude geringer, durchaus Frequenz und Charakter 

 der Stimmgabelschwingungen besässen. So ist es auch ver- 

 schieden, ob mau die beim Sprechen oder Singen erfolgenden 

 Vibrationen des Kehlkopfes schreibt oder ihren Effekt, Sprache und 

 Gesang. Das letztere ist ausserordentlich viel schwieriger. Dieser 

 letztere Modus ist aber beim Herzschall nicht überflüssig; denn hier 

 suchen wir aus der Bewegung des Organs die dem Schall ent- 

 sprechenden Vibrationen zu isolieren, da dem Herz seh all der 

 wesentliche Wert zukommt, aber Oszillationen ganz verschiedener 

 Frequenz in der Summe der Organvibration untergebracht sind. 

 Gelingt es nun, sie zu analysieren, so steht nichts dem im Wege, sich 

 mit der Erfüllung des technisch einfacheren Problems zu begnügen. 

 Diese Analyse ist zunächst durch die Öffnung des geschlossenen 

 iufterfüllten Systemes, das das Zuleitungsrohr bis zur Aufnahme- 

 membran umfasst, versucht worden, wie Einthoven und Weiss 

 annehmen, mit Erfolg. Ich sehe meine Aufgabe zunächst darin, die 

 Berechtigung zu dieser Auffassung einer Kritik zu unterziehen, wobei 

 ich mich auf meine eigenen Experimente, die ich zur Erledigung der 

 für die Beurteilung des bis jetzt vorliegenden Materiales wichtigsten 

 Frage vorgenommen habe, stütze. 



Besprechung der bisher veröffentlichten Herzschallkurven. 



Bedient man sich zur Aufnahme der Pulsationen, die durch die 

 Herzarbeit der Herzfläche der Brust mitgeteilt werden, eines Zu- 

 leitungssystemes, wie es Einthoven wiederholt beschrieb^), d. h. 

 eines gebogenen Rohres, das an der konvexen Seite der Biegung 



1) W. Einthoven und M. A. J. Geluk, Die Registrierung der Herztöne. 

 Pflüger's Arch. Bd. 57 S. 617. 1894. — W. Einthoven, Die Eegistrierung 

 der menschlichen Herztöne mittels des Saitengalvanoraeters. Pflüger's Arch. 

 Bd. 117 S. 461-472. 1907. — Vgl. auch H. Ger hart z, 1. c. S. 512. 



