Herzschallstudien. 



523 



andere Dinge. Trotzdem besteht kein Zweifel, dass das Gewicht 

 und demnach auch die Trägheit der Membran bzw. des ganzen 

 schwingenden Systems um so geringer sein muss , je geringer die 

 Intensität des aufzunehmenden Schalles ist. Dieses Gesetz habe ich 

 bei Versuchen mit meinem Apparat immer bestätigt gefunden, indem 

 ich Membranen verschiedenster Beschaffenheit unter Beobachtung 

 aller übrigen Verhältnisse durchprüfte. So sprach z. B. eine relativ 

 dicke Kollodiummembran auf Schall schon sehr gut an , wenn mit 

 einer dünnen Holzmembran noch keine sichtbaren Exkursionen be- 

 obachtet werden konnten. 



S^koitficUt. 



5W*c 



3.t.«Xt(^«wc. 









^tJiJCt^t-oJ^ 



äJUouvte^tLw GLe4-«u^cX . 



/^ 



-— 



l 





"v^^ 



■■H Hipi BpsmH^^^ 



Fig. 4. Aorteninsuffizienz-Schall- und -Spitzenstosskurve. (Schema.) 



Membranen geringer Masse haben, was ihre Verwendung für 

 die Aufzeichnung des Herzschalles angeht, daneben noch den Vorzug, 

 die Sehallschrift mit der Aufzeichnung der Pulse kombinieren zu 

 können. Ich halte das von vornherein für eine zweckmässige Kora- 

 bination, weil sie die Lage der akustischen Schwingungen, die sich 

 auf die Pulsationen superponieren , in der exaktesten Weise fest- 

 legen lässt. 



Es fragt sich, ob aus dieser Interferenz keine Fälschungen 

 entstehen. 



In der Tat ist das möglich, und bei nahbenachbarter Frequenz 

 beider Impulse kann es unmöglich sein, die Kurve zu differenzieren. 

 Hier weiss man dann nicht, welche Welle dem einen, welche dem 



