524 Heinrich Gerhartz: 



anderen Impuls angehört. Es kann auch bei einem gewissen Grade 

 der Eliminierung der groben Pulsationsbewegungen unmöglich werden, 

 die differenten Wellen zu identifizieren. In solchen Fällen lässt 

 sich eventuell Aufschluss dadurch gewinnen, dass man progressiv 

 die eine Bewegung durch Öffnung des Luftsystems zum Schwinden 

 bringt und die Wellen quantitativ verfolgt. 



Völlig einwandfrei ist aber allein, wie ich schon 

 früher nachdrücklich betont habe, das Verfahren, die 

 grobschlägigen Pulsatiousbe weguugen dadurch auf- 

 zuhalten, dass man sie eine gross massige Membran im 

 oben genannten Sinne passieren lässt. In günstigen Fällen 

 reicht die Luftamplitude der Schallwellen für diesen Modus aus. Es 

 ist mir bisher nur gelungen, von der Flüstersprache (30 cm Ent- 

 fernung), von leisest angeschlagenen Klaviertönen und besonders piano 

 gespielten Orgeltönen (3 m Entfernung) Aufnahmen durch eine 1 cm 

 dicke Holzwand hindurch herzustellen; vom Herzschall besitze ich 

 bisher, ausgenommen die Aufnahme des Herzschalles einer Mitral- 

 insuffizienz, keine völlig einwandfreie Kurve, die lediglich auf diese 

 Weise erhaltene Luftamplituden des Schalles wiedergibt. Es mag 

 das zum Teil daran liegen, dass ich keine Menschen mit Herztönen 

 sehr grosser Intensität zu] diesen Aufnahmen habe erhalten können 

 und die Vergrösserung des bisher benutzten Registrierapparates noch 

 nicht für die anderen Fälle ausreicht. 



In dem erwähnten einen Falle (Mitralinsuffizienz) ist es mir meines 

 Erachtens einmal gelungen, das systolische Geräusch durch eine 4 mm 

 dicke Tannenholzmembran , die in die Mitte eines 17 cm langen, 

 giattwandigen, konischen Ahornholztrichters eingeleimt war, hindurch 

 aufzunehmen. Wie die Auskultation ergab, nahm dieser Trichter* 

 den Herzschall korrekt auf. In diesem Falle — meines Wissens bis- 

 her der einzige — ist also die Trennung der Spitzenstosselemente von 

 den Schalloszillationen einwandfrei durchgeführt. Leider sind die 

 Oszillationen von so geringer Amplitude, dass ihre Reproduktion 

 unmöglich ist. Mit der Lupe betrachtet, stellen sie sich dem Auge 

 so dar, wie die Schallkurven, die bei offenem System geschrieben 

 wurden (Nr. XII), zeigen. In den ersten Kurven, die bei grosser 

 Öffnung des Zuleituugssystemes geschrieben wurden , waren die 

 Spitzenstosselemente noch sichtbar. In der Kurve, bei deren Auf- 

 nahme das Zuleitungsrohr, 35 cm von der Brustwand und ca. 5 cm 

 von der Membran, allseitig vollständig offen war, ist die reine Schall- 



