Herzschallstudien. 525 



kurve repräsentiert. Die Korrespondenz zwischen den letzteren und 

 der durch den Holztrichter aufgenommenen Kurve wurde durch die 

 Ausrechnung der Dauer, der Schwingungsfrequenz und die Identität 

 des übrigen Charakters bewiesen, 



Die Daten der hier besprochenen Schallkurve bringe ich weiter 

 unten (S. 566). 



Ich stehe nun nach wie vor auf dem Standpunkte, 

 dass es das Ziel der Herzschallregistrierung sein muss, 

 in allen Fällen reine Luftschall amplitu den in der ver- 

 langten Weise schreiben zu können. Bis heute ist das noch 

 mit keinem der angegebenen Apparate erzielt worden ^). Da aber 

 durchweg angenommen wird, dass die in der letzten Zeit publizierten 

 Herzschall-Registriermethoden dies zu leisten vermögen, muss es unsere 

 Aufgabe sein, unsere Behauptung im einzelnen noch weiter zu be- 

 weisen. Die Aufzeichnung des Herzschalles ist die dringendste und 

 wichtigste Forderung der Physiologie und Klinik des Kreislaufes; 

 sie muss einen strengen kritischen Maassstab vertragen können und 

 auf solidester theoretischer und technischer Basis ruhen. Ich wünsche 

 die nachfolgenden Ausführungen nur von diesem Gesichtspunkte aus 

 aufgefasst zu sehen. 



Es scheint, dass manche Autoren sich haben verleiten lassen, 

 in jedem Falle, wo zwei Gruppen von Oszillationen in einer Herz- 

 periode auftreten, auf den Doppelschall des Herzens zu schliessen. 

 In dieser Folgerung liegt aber ein Trugschluss. 



Die Spitzeastosskurve des normalen und kranken Individuums 

 setzt sieh aus mehreren Impulsen zusammen. Diesen Impulsen kommt 

 eine verschiedene Dignität zu. Sie bringt es mit sich, dass die 



1) Sc. soweit aus den Angaben der Literatur zu ersehen ist. Mein eigener 

 bisheriger Apparat vermag es bis jetzt nicht lediglich wegen ungenügender Ver- 

 grösserung. Dieser technische Fehler kann mit Leichtigkeit dadurch behoben 

 werden, dass dem Apparat grössere Abmessungen gegeben werden. Ich habe 

 mich durch entsprechende Aufnahmen iiberzeugt, dass die benutzte Lichtquelle 

 auch lür mehrfache stärkere Vergrösserung noch bequem ausreicht, also hier 

 keine Schwierigkeiten entstehen. Dass die benutzten Membranen Schall von der 

 Schwingungszahl der Herztöne in charakteristischer Form aufnehmen, habe ich 

 oben an den Orgelkurven gezeigt. Ich hoffe, bald die technisch relativ leichte 

 Umänderung des Apparates vornehmen zu können. — Es kann hier nicht meine 

 Aufgabe sein zu prüfen, was die weitere Ausarbeitung der von anderen Autoren 

 angegebenen Schallregistriersysteme zu leisten imstande ist. 



