Herzschallstuclien. 541 



im einzelnen Abweichungen zwischen den verschiedenen Untersuchern 

 vorhanden, die über die sicherlich bestehenden individuellen und sub- 

 jektiven Differenzen hinausgehen, und an denen nur die differierende 

 nicht genügende Methodik schuld sein kann. Es hat sich aber auch 

 gezeigt, dass in sehr vielen Fällen eine exakte Differenzierung an den 

 Kurven vorzunehmen auf unüberwindliche Schwierigkeiten stösst, 

 so dass als einzig erstrebenswertes Endziel bleibt, durch Einschaltung 

 einer starren Zwischenwand in das Schallzuleitungssystem reine Luft- 

 schallamplituden zu schreiben und auf diesem Wege die Kurven zu 

 analysieren. Solange dies nicht erreicht ist, ist es notwendig, die 

 Entscheidung in der theoretischen Durcharbeitung der Methodik zu 

 suchen. Ihr fällt hier eine nicht geringe Aufgabe zu; denn die 

 Herzschallschrift steht an der Grenze des Erreichbaren. An Schwierig- 

 keit übertrifft sie durchaus die weitgehendsten Anforderungen, die 

 man sonst an optische Einrichtungen zu stellen gewohnt ist, da sie 

 Präzision des Lichtpunktes mit grosser Vergrösserungsfähigkeit kom- 

 binieren muss. Andererseits fordern die minimalen Durchbiegungen 

 der Membran eine Labilität und Präzision der Abnahmevorrichtungen, 

 wie sie in dieser Vollendung bisher nie erstrebt zu werden brauchte. 

 Diese Schwierigkeiten, die ich in meiner früheren Arbeit erschöpfend 

 besprochen habe, entschuldigen es, dass die Ausbeute aus den Ver- 

 fahren nur Schritt auf Schritt weiter gehen kann. 



Ich habe früher schon angegeben, welche Gründe mich veran- 

 lassen, dem von mir angegebenen jederzeit gebrauchsfertigen Apparat, 

 der auf dem Prinzip der direkten ^) Registrierung beruht, grosse Vor- 

 züge hinsichtlich der Korrektheit der Aufzeichnungen und praktischen 

 Brauchbarkeit zuzumessen. Soweit man die bis zu meiner früheren 

 Publikation veröffentlichten Verfahren heranziehen will , findet man 

 dort die genauere Beweisführung. Zur Weiss' sehen Methodik habe 

 ich in einer später in diesem Archiv erschienenen Publikation 

 Stellung genommen. Ich verweise auf das früher Gesagte und 

 füge hier nur die in Aussicht gestellte genauere Beschreibung der 

 Apparatur ein. 



1) W. Einthoven: „Es braucht jedoch nicht hervorgehoben zu werden, 

 dass eine strenge graphische Darstellung den direkt registrierten kapillar-elektro- 

 metrischen Kurven vorzuziehen ist usw." Pflüeer's Arch. Bd. 117 S. 462. 1907. 



