"544 Heinrich Gerhartz: 



Ich beobachte diese Durchbiegungen und Einstellungen an einer 

 Millimeterskala, die auf der Mattscheibe der Kassette angebracht 

 ist, und berechne die Membranexkursionen aus den messbaren Ver- 

 schiebungen des Bildpunktes, da die Entfernung Spiegel — Mattscheibe 

 (bzw. Film) und der Winkel, in dem das Licht auffällt und reflektiert 

 wird, bekannt ist. Ich bringe, um die Elastizität der Membran 

 unbeeinflusst zu halten, die Membran nur während der Aufnahmen 



Magnet 



Spiegel 



Polschuh 



Fig. 9. Membranteil des Aufnahmeapparates. (Ansicht von oben.) 



mit dem Spiegel in Berührung, nehme also vor jeder Aufnahme die 

 ausserordentlich leicht herzustellende Verbindung zwischen Membran 

 und Spiegel vor. Das geschieht so, dass an der äusseren Schraube 

 der Zuleitung so lange nach rechts gedreht wird, bis eine weitere 

 Einschiebung der Membran gegen den Spiegel hin Verschiebung des 

 Lichtpunktes auf der Mattscheibe bewirkt. Durch weitere Rechts- 

 drehüng ist jeder gewünschte Grad der Durchbiegung und Membran- 

 spannung herstellbar. 



Das leichte und starre Stäbchen, das den Zweck hat, die 

 Membran mit dem Spiegel in Verbindung zu bringen, wird auf die 



