Herzschallstudien. 



545 



Mitte der Membran aufgeleimt, was durch eine einfache Zentrier- 

 vorrichtung in äusserst bequemer Weise durchzuführen ist. (Siehe 

 Fig. 9, in der das Stäbchen sichtbar ist.) Nahe dem anderen Ende 

 wird das Stäbchen durch den Stäbchenträger geführt. 



^ 



II. Spiegelvorrichtung und Dämpfung. 



Ein äusserst feines Eisenplättchen trägt auf der einen Seite 

 das Spiegelchen, auf der anderen an einer Kante (vgl. Schema Fig. 10) 

 zwei sehr kurze Nadelspitzen, die in zwei entsprechenden Körnungen 

 des Polschuhes eines Magneten sich aufsetzen, wodurch sieh dieses 

 Eisenplättchen in die Richtung der magnetischen 

 Kraftlinien einstellt und fast reibungsfrei 

 schwingen kann. Um die Kraft, mit der das 

 äusserst leichte Glasspiegelchen durch Magnetis- 

 mus gehalten wird, und die Richtung, in der 

 es sich befindet, variieren zu können, sind die 

 Pole in mehr oder weniger weite Distanz zu 

 bringen. Das ist dadurch erreicht worden, == 

 dass die Pole in Sehlitteuführung verschiebbar 

 sind. Da die Polschuhe die Tendenz haben, 

 das Eisenplättchen stets wieder in seine Ruhe- 

 lage zurückzubringen, wird eine vorzügliche 

 Dämpfung erreicht, die, falls ein Elektromagnet 

 gewählt wird, veränderlich ist. 



Soll der Spiegel in den Apparat eingesetzt Fig. 10. Schema der 

 werden, was z. B. dann notwendig werden ^SfonT^fN-S^ 

 kann, wenn durch eine ungeschickte Bewegung Pole des Ma.sneten. a = 

 der zu untersuchenden Person die Exkursionen Spiegelchen, 



des Spiegels so gross werden, dass er aus 

 den Kerben gleitet, so wird er mit einer Hornpinzette , die plan- 

 parallele Branchen besitzt, in der Weise gefasst, dass die Nadeln 

 senkrecht übereinander stehen. Hält man ihn dann über die 

 Kerben, so schnappt er ein und wird nun mit einem entfetteten 

 Haarpinsel angedrückt. Da die Kerben gleiche Tiefe besitzen und 

 die Nadeln des Spiegels gleich lang sind, steht der richtig ein- 

 gesetzte Spiegel vollkommen senkrecht, und gleichzeitig ist auch das 

 reflektierte Lichtbündel in die gewünschte Höhe eiugestellt und eine 

 richtige Arbeit des Spiegels garantiert. 



E. Pflüger, Archiv für Physiologie. Bd. 131. 37 



