546 



Heinrich Gerhartz: 



Die Polschuhe sind verschiebbar. Man hat es also in der 

 Hand, die Distanz des Angriffspunktes des Stäbchens am Spiegel 

 von der Drehkante zu verändern. Es ist klar, dass dadurch ein 

 ausserordentlich wichtiges Hilfsmittel gewonnen ist, die Vergrösserung 

 der Spiegelexkursionen zu variieren. In Fig. 11 ist die Wirkungs- 

 weise dieser Einrichtung schematisch übertrieben dargestellt. In 

 Fig. 11« ist die Distanz zwischen Angriffs- und Drehpunkt halb so 

 gross wie in Fig. 11 b. Infolgedessen ist der Verdrehungswinkel des 

 Spiegels grösser bei gleicher Membrandurchbiegung. 



Fig. IIa. Fig. IIb. 



Fig. 11. Schema der Lichtstrahlexkuision bei variabeler Distanz Stäbchen — Nadel 



(Drehpunkt). St. = Stäbchen. Sp. = Spiegel. N. = Nadeln, a = Membran- 



durclibiegung. «,, = Winkelabweichung bei doppeltem Hebelarm des Stäbchens 



wie bei a. J"« = Veränderung der Winkelvergrösserung. 



Eine Grenze ist der Variation der Lichtexkursion mittels der 



Polschuhverschiebung dadurch gezogen, dass die Verschiebung des 



Poles die magnetische Kraft, mit der der Spiegel festgehalten wird, 



ändert. Das Optimum für den Grad der hierdurch bewirkten 



Dämpfung des Systeme s muss durch Erfahrung gefunden werden, 



da die schnelle Messung auf Schwierigkeiten stösst. Eine exakte 



Dosierung derselben ist auch so ohne weiteres möglich , wenn 



man einmal die Spiegelexkursionen bei verschiedener Einstellung 



geschrieben hat. 



III. Lichtführung. 



Da der Apparat zur gegenseitigen Kontrolle der Kurven zwei 

 gleiche Aufnahmevorrichtungen besitzt, ist die Lichtführung in 

 folgender Weise ausgebildet worden. 



Es erschien zweckmässig, für beide Kurven die gleiche Licht- 

 quelle zu benutzen, um durch Auslöschen der Lampe beide Kurven 



