Herzschallstudien. 551 



Schwieriger in technischer Hinsicht ist die Her stell ung von 

 Koinzidenzmarken auf Aktionsstromkurve einer- und 

 Schall-^) und Pulskurve andererseits. Bisher ist keine 

 Methode bekannt gegeben worden, die das in der hier erforderlichen 

 Weise ermöglichte. Nikolai^) half sich im Experiment so, dass 

 er durch Vagusreizung Herzstillstand erzeugte und nun das Herz 

 reizte. Die Methode ist relativ roh und nur beschränkter Anwendung 

 fähig. Besser ist eine Methode, die Samojloff und Hahn benutzt 

 haben. Sie zeichneten das Schattenbild des Hebels ihres die mechani- 

 schen Bewegungen aufzeichnenden Apparates auf dem Saitengalvano- 

 meterfilm gleichzeitig mit dem Elektrokardiogramm auf. Das lässt 

 sich bei den modernen , wohl allein korrekt aufzeichnenden Be- 

 wegungssehreibern nicht machen, da sie den Lichtstrahl als Hebel 

 benutzen. Das Saitengalvanometer schreibt aber umgekehrt ein 

 Schattenbild auf hellbelichtetem Film. Die Methoden schliessen sich 

 also in der jetzigen Form aus. Eine Kombination ist aber dennoch 

 möglich. 



Ich bin aus finanziellen Gründen genötigt gewesen, vorläufig 

 eine Einrichtung zu treffen, die nicht wie die angedeutete den 

 höchsten Anforderungen an Korrektheit gerecht wird , aber billigen 

 Ansprüchen genügen dürfte. Sie beruht auf der Benutzung der 

 Zeitregistrierungseinrichtung des Schallschreibers 

 zur Herbeiführung von Koinzidenzmarken. 



Bei den Aufnahmen mit gleichzeitiger Elektrokardiogramm- 

 registrierung drückte der auf Seite 549 beschriebene Blendenschnepper, 

 wenn er nicht in einer der beiden Scheibenkerben sass, gegen ein 

 Kontaktstäbchen eines Stromkreises, in den die zwischen Saiten- 

 galvanometer und Saitengalvanometerfilm befindliche, also auf dem 

 Elektrokardiogramm markierende zweite Blende eingeschaltet war. 

 Diese Blende sass an dem leichtbeweglichen Anker eines Elektro- 

 magneten. Sie wurde, solange Strom in dem System Elektro- 

 magnet — Akkumulator^Schnepper floss, festgehalten und sank, wenn 



1) Direkte Kegistrierungsmethodik ! Die zeitliche Kombination von Elektro- 

 kardiogramm und Schallregistrierung nach Einthoven's Methode ist natürlich 

 einfach zu bewerkstelligen. 



2) Fr. Kraus und G. F. Nikolai, über das Elektrokardiogramm unter 

 normalen und pathologischen Verhältnissen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 

 Bd. 2 S. 228. 1907. 



